Elektrische Arbeit 



213 



der Augenblickswert des magnetischen In- 



uktionsflusses bezeichnet, so wird durch 

 diesen in der Wickelung eine elektromoto- 

 rische Gegenkraft induziert, die gleich 



n ( P 



dt 



ist. D. h. 



es ist: 

 E, 



d<p 



11 1 / 

 1 dt 



Aber auch in der sekundren Wickelung 

 wird eine EMK induziert, und zwar vom 

 Betrage 



E 



den 



Mithin wird: 



E ] :E s =n 1 :n 2 



oder die primre Spannung verhlt sich 

 zur sekundren, wie die Windlingszahlen der 

 Spulen. 



Man kann daher durch geeignete Wahl 

 des Uebersetzungsverhltnisses n^i^ eine 

 Hochspannung E auf eine Spannung E s 



Die Phasen der Strme sind einander ent- 

 gegengesetzt. In dieser Anwendung wird 

 der Transformator als Stromwandler be- 

 zeichnet. Durch Einschalten von einem 

 oder mehreren in Reihe geschaltenen Me- 

 apparaten von verschwindend kleinem Wider- 

 stand in den Sekundrkreis kann jede 

 beliebige primre Stromstrke bei geeignetem 

 Uebersetziingsverhltnis gemessen werden. 



Ein nicht zu unterschtzender Vorteil 

 wird bei der Anwendung von Mewandlern 

 dadurch erreicht, da auf diese Weise die 

 Meapparate selber von Hochspannung fh- 

 renden Leitungen getrennt werden knnen. 

 Daher kommt es, da man Stromwandler 

 nicht nur bei der Messung groer Strom- 

 strken anwendet, sondern auch nur zur 

 Trennung vom Hochspannungskreise, wh- 

 rend das Uebersetzungsverhltnis 1:1 ge- 

 whlt ist. 



Figur 15 zeigt eine Anordnung, wie man 

 sie hufig in Zentralen findet. An den Span- 

 nungswandler We sind der Spannungsmesser 



(Fig. 14. 



reduzieren, welche fr die blichen Meappa- 

 rate bequem ist, z. B. 



E = 3000 V. Es = 150 V. 

 n!:n 2 = 20:1. 



Die sekundre Spannung hat auerdem die- 

 selbe (bezw. entgegengesetzte) Phase, wie 

 die primre. 



Wird andererseits die sekundre Wicke- 

 lung kurz geschlossen, so kann in ihr infolge 

 der induzierten EMK ein Strom Zustande- 

 kommen. Da der Transformator als ver- 

 lustlos arbeitend vorausgesetzt wird, so 

 steigt die sekundre Stromstrke so lange, 

 bis das resultierende Feld, das primrer 

 und sekundrer Strom zusammen erzeugen, 

 verschwindet. Ist J p der primre, J s der 

 sekundre Kurzschlustrom, so wird also 



n 1 J p =n 2 J s 

 oder 



J p : J s =n 2 :n 1 . 



Fig. 15. 



V und die Spannungskreise vom Leistungs- 

 messer L und Zhler Z in Parallelschaltung 

 angeschlossen; an den Stromwandler Wj 

 in Reihe der Strommesser A und die Haupt- 

 stromspulen vom Leistungsmesser L und 

 Zhler Z. 



Die bisherigen Auseinandersetzungen er- 

 fahren eine Modifikation dadurch, da die 

 Verluste der Mewandler nicht vernach- 

 lssigbar klein sind. Dies zeigt sich darin, 

 da je nach der Gre der sekundren Be- 

 lastung die Uebersetzungs Verhltnisse von 

 ihrem Sollwert um einen gewissen prozen- 

 tischen Betrag p e bezw. p; abweichen und 

 auch die Phasen sich um einen gewissen 

 Winkel e e bezw. & drehen (Fig. 16). Diese 

 Winkel mgen positiv gerechnet werden, 

 wenn die primren Gren zeitlich hinter 

 den sekundren liegen. Aus Kurven oder 

 Tal^ellen, die den Mewandlern beigegeben 

 werden, knnen fr jede sekundre Be 



