228 



Elektrische Hilfsapparate 



tritt. Daher wird fr den Leitungsanschlu 

 bei modernen ^Apparaten nur noch selten 



Fig. 1. 



Fig. 2. 



o 



Fig. 3. 



Fig. 4. 



die Lochklemme, Figur 5, sondern meist die 

 Flachklemme, Figur 6, verwandt. Bei dieser 

 wird das hakenfrmig gebogene Drahtende 



o 



W 



%r ':\-j 



Fig. 5. 



Fig. 6. 



Fi! 1 "in 



Fig. 7. 



zwischen Sockel und Schraubenkopf ge- 

 pret, die Auflageflche ist gro und der 

 Draht wird auch bei krftigem Druck nicht 

 abgequetscht. Man lege den Drahthaken 

 im Rechts-Drehsinne um die Klemmschraube, 

 sonst ruscht er beim Zuklemmen heraus. 

 Figur 7 zeigt eine Flachklemme zum Ver- 

 binden zweier Leitungen. 



In einer Anschluklemme lassen sich 

 mehrere Leitungen nicht gut gleichzeitig 

 befestigen; es ist zweckmig in dem An- 

 schlu einen Blechstreifen mit einer greren 

 Zahl von Klemmschrauben nach Figur 8 

 anzubringen, unter die die einzelnen Drhte 

 geklemmt werden knnen. In hnlich ein- 

 facher Weise sind die fr provisorische 

 Apparate als Anschlsse recht geeigneten 

 Tischklemmen, Figur 9, hergestellt, die mit 

 Holzschrauben auf der isolierenden Unterlage 

 befestigt werden. Ltet man in die Schnitt- 

 schrauben einen Blechstreifen ein, Figur 10, 

 so kann man sie mit der Hand festklemmen. 



c 



Fig. 8. 



mm 



TTTT 



Fig. 9. 



Fig. 10. 



3. Klemmen fr strkere Leiter. Loch- 

 klemmen eignen sich fr strkere Kupfer- 



querschnitte gar nicht. Oberhalb 16 qmm 

 bestehen die Leiter in der Regel nicht mehr 

 aus einem massiven Draht, sondern sind der 

 Handlichkeit halber aus mehreren dnnereu 

 Drhten verseilt. Im Laboratorium ver- 

 wendet man mit Vorliebe schmiegsame 

 Litzenkabel, die aus einer sehr groen Zahl 

 dnnster Drhte zusammengedrillt sind. Die 

 Enden solcher Leiter werden in Kabelschuhe 

 eingeltet und auch massive Leiter werden 

 in der Regel des bequemeren Anschlusses 



Fig. 11. 



Fig. 12. 



Fig. 13. 



halber beschuht. Die leichten gepreten 

 Kabelschuhe, Figur 11, pflegen die starke 

 mechanische Beanspruchung im Labora- 

 torium nicht auszuhalten, schwere gegossene 

 Schuhe Figur 12 sind vorzuziehen. Diese 

 im Handel erhltlichen Kabelschuhe haben 

 meist geschlossene Oesen, die aber zum be- 

 quemeren Anschlieen ohne Nachteil fr den 

 Stromschlu aufgeschnitten werden knnen 

 (gestrichelte Linien in Figur 11 und 12). 

 Im Laboratoriumsgebrauch gut bewhrt 

 haben sich Schuhe aus Flachkupfer mit 

 eingeltetem Rohransatz, Figur 13. 



Zwei beschuhte Leiterenden werden durch 

 einen Bolzen mit Mutter, Figur 14, zusammen 

 geschraubt, die Verwendung von Unterlag- 



m 



Fig. 14. 



Fig. 15. 



Scheiben empfiehlt sich. Mit der Rndel- 

 klemme, Figur 15, lt sich die Verbindung 

 von Hand ohne Schraubenschlssel gut her- 

 stellen. Die Anschlsse an Apparaten sind 

 Kupferkltze oder Lappen mit einer Kopf- 

 schraube, zu der meist ein Steckschlssel bei- 

 gegeben ist. Im allgemeinen soll der Strom- 

 schlu durch aufeinander geprete Flchen, 

 nicht durch die Gewindegnge eines Bolzens 

 bewirkt werden. 



Fest verlegte Leitungen, an die bewegliche 

 Leitungen fr den Verbrauch anzuschlieen 



