Elektrische Holfsapparate 



229 



sind, pflegen in Klemmen zu endigen, die auf 

 Marmor, Schiefer oder einem feuersicheren 

 knstlichen Isoliermaterial montiert sind. 

 Holz und das bei Erwrmung weich werdende 

 Hartgummi sollte bei derartigen festen Ein- 

 richtungen als Unterlage fr spannungs- 

 fhrende Teile auch im Laboratorium nicht 

 mehr verwendet werden. Bequem sind 

 Klemmen nach Figur 16, deren Gewindebolzen 

 so lang ist, da man eine grere Anzahl von 

 Sechskantmuttern aufschrauben und damit 

 mehrere Leitungen an eine Klemme an- 

 schlieen kann. Es ist zweckmig, den 

 Muttern einen ungewhnlich groen Durch- 

 messer zu geben, sie lassen sich dann meist 

 schon mit der Hand gengend festziehen.^ 



einer Steckvorrichtung (Fig. 17 und 18). 

 Die feste Leitung ist in einer Dose an eine 

 zylindrische Messinghlse angeschlossen, in 

 die der Stecker, ein geschlitzter und dadurch 



O 



Fig. IG. 



Einen Anhalt ber die Belastbarkeit von 

 Leitungen und Bolzen geben die folgenden 

 dem Normalienbuch des Verbandes Deut- 

 scher Elektrotechniker entnommenen Ta- 

 bellen; die Leiter nehmen bei Dauerbetrieb 

 mit der angegebenen Stromstrke eine Ueber- 

 temperatur von 25 C an. 



Fig. 18. 



Fig. 17, 



4. Steckvorrichtungen. Bequemer als 



mit Klemmen gestaltet sich der Anschlu 



> 'weglicher Leitungen an fest verlegte mit 



Fig. 19. 



federnder Messingstift mit Reibung einge- 

 fhrt wird ; der Stecker ist mit der beweglichen 

 Leitung verbunden. Die im Handel als In- 

 stallationsmaterial erhltlichen Steckvor- 

 richtungen sind zweipolig oder dreipolig und 

 meist fr die Stromstrken 6, 10, 20 und 

 30 Ampere abgestuft. Fr 6 und 25 Ampere 

 sind die Abmessungen vom VDE nor- 

 malisiert. Sind die beiden Hlsen einer 

 zweipoligen Dose und entsprechend die 

 Stifte des Steckers von verschiedener 

 Weite, so ist die Polaritt unverwechselbar, 

 was z. B. fr den Anschlu von Nernst- 

 lampen zweckmig ist. Die Dose ist meist 

 aus Porzellan, der Stecker der geringeren 

 Zerbrechlichkeit halber aus einem knstlichen 

 Isoliermaterial hergestellt. Die zweipoligen 

 Steckvorrichtungen fr 6 und 10 Ampere 

 geben auch bei niedriger Spannung guten 

 Stromschlu und knnen unbedenklich in 

 Meschaltungen verwendet werden, wenn 

 man von Zeit zu Zeit die geschlitzten Stecker 

 zur Aufrechterhaltung der Federung mit 

 einer Messerklinge aufspreizt. Fr grere 

 Stromstrken sind einpolige Steckvorrich- 

 tungen des sichereren Stromschlusses halber 

 vorzuziehen; oberhalb etwa 60 Ampere ist 

 die Verwendung von Steckern wegen des 

 verhltnismig geringen Kontaktdruckes 

 bedenklich. 



An die Stecker werden als Leitungen 

 meist schmiegsame Schnre angeschlossen, 

 die Enden dieser Litzendrhte mssen gut 

 verltet sein, einzeln herausstehende Drht- 

 chen geben Veranlassung zu Kurzschlu im 

 Stecker. 



Zur Verbindung zweier mit Steckern ver- 



