232 



Elektrische Hilfsapparate 



sind. Der Hebelumschalter ist in hnlicher 

 Weise gebaut wie der Ausschalter. 



Bei Induktorien 

 findet man hufig 

 zylindrische Strom- 

 wender (Fig. 27), sie 

 bestehen aus zwei halb 

 ausgeschnittenen und 

 entsprechend inein- 

 ander greifenden Me- 

 tallrohren, die auf einer 

 drehbaren Walze von- 

 einander isoliert be- 

 festigt sind; jedes Me- 

 tallrohr verbindet eine 

 der ueren Schleif- 

 federn mit einer mitt- 

 leren. Durch Drehen 

 der Walze um 180 

 wird der Strom ge- 

 wendet. Bisweilen sind 

 auch nur zwei Halb- 

 zylinder auf der Walze 

 befestigt und mit den 

 voneinander isolierten Achsenhlften ver- 

 bunden. Die Stromzufhrung zu den 

 Achsen mu dann aber auch durch Schleif- 

 federn erfolgen, durch die Achsenlager ist 

 sie unzuverlssig. 



ist auch die Kombinationsmglichkeit der 

 Gruppen eine grere, was z. B. bei einer 

 Batterie, die unter gleichmiger Belastung 

 aller Zellen auf verschiedene Spannungen 



r-+- 



S9 



1 f 



Fig. 27. 



6b) Gruppenschalter. Sind zwei oder 

 mehrere Gruppen von Energiequellen oder 

 von Magnetspulen, Transformatorentwicke- 

 lungen u. . bald in Keihe, bald neben- 

 einander zuschalten, so ist es bequemer 

 und zuverlssiger, diese Schalthandlung mit 

 einer festen Einrichtung vorzunehmen. 

 Figur 28 zeigt das Schema einer Keinen- und 

 Nebenschluschaltung von zwei Gruppen 

 mit einem zweipoligen Hebelumschalter, 

 Figur 29 die Umschaltung von drei Gruppen 

 mit vier gekuppelten Umschaltern. Liegen 

 die Hebel nach oben, so sind die Gruppen 

 in Reihe geschaltet, durch Umschalten der 

 Hebel nach unten kommen die Gruppen 

 nebeneinander zu liegen. Fr n- Gruppen 

 sind 2(n 1) Umschalthebel erforderlich, bei 

 groer Gruppenzahl ist daher die Verwen- 

 dung von Hebelschaltern sehr kostspielig; 

 Quecksilbernpfe sind vorzuziehen, bei diesen 



Fig. 29. 



geschaltet werden soll, wichtig ist. An eine 

 Reihe Npfe werden dann die positiven Pole 

 aller Gruppen angelegt, an eine parallele Reihe 

 Npfe die negativen. Durch Einlegen von 

 Kupferbgeln, die zweckmigerweise in 

 der gewnschten Anordnung auf einer Isolier- 

 platte befestigt sind, werden die Npfe ver- 

 bunden. Es empfiehlt sich, fr jede Kombi- 

 nation der Gruppen eine feste Anordnung der 

 Bgel herzustellen, ein Irrtum beim Einlegen 

 loser Bgel gefhrdet die Batterie. 



Es sind auch Gruppenschalter fr die 

 Spulen von Meinstrumenten sowohl, wie fr 

 Batterien nach dem bei der Regulierung von 

 Straenbahnmotoren blichen Kontroller- 

 system gebaut. Kontaktkltze auf einer 

 Isolierwalze stellen zwischen Federn, die auf 

 ihnen schleifen, die erforderlichen Verbin- 

 dungen her. Bei einer Drehung der Walze 

 gibt eine andere Anordnung der Kontakt- 

 kltze eine andere Gruppenschaltung. Die 

 dauernde Aufrechterhaltung eines zuver- 

 lssigen Stromschlusses bei greren Strom- 

 strken drfte bei dieser gegen Staub empfind- 

 lichen Anordnung schwierig sein. 



6 c) Linien Whler. Diese gestatten aus 

 einer greren Zahl von Leitungen wahl- 

 weise eine Leitung mit einer anderen zu ver- 

 binden. Der Hebelumschalter und die 

 Pohlsche Wippe nach Herausnahme der 

 Kreuzverbindungen gestatten ein Leitungs- 

 paar abwechselnd mit zwei anderen Leitungs- 

 paaren zu verbinden. Die Auswahl einer 

 einzelnen aus einer greren Zahl von Lei- 

 tungen ist mglich bei einer Kurbel, die ber 

 eine Reihe von Kontaktstcken schleift; die 

 Kurbeln werden auch doppelarmig fr zwei- 

 poligen Leitungsanschlu hergestellt; meist 

 dienen sie dazu, um mit einem Spannungs- 

 messer der Reihe nach bei einer greren 

 Zahl von Leitungen die Spannung oder 

 zur Strommessung den Spannungsabfall 

 an eingebauten Nebenschluwiderstnden 

 zu messen. Die Stromzufhrung zur Kurbel 

 erfolgt entweder durch ein spiralig aufge- 



