256 



Elektrische Leistung 



Leistungsmessers 



wird 



die Ablesung des 

 proportional 



EJcos(99 d) 



ist in der Regel sehr klein, so da es meist 

 gengt mit folgenden Formeln zu rechnen: 



<5 = tg (co = 2tc X Frequenz) 



E Jcosq9 = Coc(l tg<p) 

 Bei nacheilendem Strom I gilt das positive, 

 bei voreilendem das negative Zeichen. 



Eine weitere Fehlerquelle bilden elektro- 

 statische Einflsse. Befinden sich in der Nhe 

 der beweglichen Spule Teile, die ein wesent- 

 lich anderes Potential, als die Spule besitzen, 

 so treten elektrostatische Krfte auf, die die 



Messung flschen knnen 

 Mglichkeiten 



Es mgen fol- 

 hervorgehoben 



gende drei 

 werden: 



a) Bei Zeigerinstrumenten kann das Deck- 

 glas vor dem Zeiger durch Putzen Reibungs- 

 elektrizitt erhalten und den Zeiger anziehen. 

 Der Fehler ist durch Anhauchen des Glases 

 leicht zu beseitigen. 



b) Man mu es vermeiden, da zwischen 

 feststehenden undbeweglichen Spulen grere 

 Potentialdifferenzen entstehen. Demnach 

 ist der Vorschaltwiderstand nicht zwischen 

 A und Spule Sb (Fig. 10), sondern so wie in 

 der Figur gezeichnet zwischen Si, und B an- 

 zuordnen. Dies ist auch schon aus dem Grund 

 notwendig, weil die Isolation zwischen fester 

 und beweglicher Spule nicht sehr gro gemacht 

 werden kann, so da man bei der fehlerhaften 

 Schaltung eine Zerstrung des Apparates 

 befrchten mu. 



c) Wird mit dem Leistungsmesser eine 

 Messung in einem Hochspannungskreise vor- 

 genommen, so kommen bei geeigneter Iso- 

 lierung des Apparates gegen Erde und der 

 richtigen Schaltung (Fig. 10) beide Spulen 

 Sf und Sb auf eine hohe Spannung gegen Erde. 

 Um die elektrostatischen Krfte der Umgebung 

 auf die Hochspannung fhrende Spule aus- 

 zuschlieen, ist es am einfachsten das Gehuse 

 des Leistungsmessers mit Stanniol auszu- 

 kleiden und mit der Hauptstromspule zu 

 verbinden. Frchtet man Wirbelstrme in 

 dem Schutzbelag, so mu man ihn durch 

 geeignete Schnitte in Streifen unterteilen. 



Es ist im allgemeinen nicht mglich einen 

 Leistungsmesser dadurch fr grere Strom- 

 strken brauchbar zu machen, da man zu 

 der Hauptstromspule einen Nebenschlu- 

 widerstand legt. Dies bei Gleichstrommes- 

 sungen bliche Verfahren ist deshalb nicht 

 ohne weiteres anwendbar, weil infolge 

 der Induktivitt der Spulen die Strme in 

 der Hauptstromspule und im Nebenschlu- 

 widerstand eine andere Phase haben, als der 

 unverzweigte Strom. Zulssig ist diese Schal- 

 tung nur, wenn der Nebenschluwiderstand 

 induktionsfrei ist, und der abgezweigten 



Hauptstromspule ein so groer Widerstand 

 vorgeschaltet ist, da ihre Induktivitt da- 

 gegen nicht merklich ist. Die Bedingungen 

 sind in der Regel nur bei hochempfindlichen 

 Dynamometern mit Spiegelablesung erfllbar. 



) Konstruktion der dynamometri- 

 schen Leistungsmesser. Im allgemeinen 

 kann jedes richtig konstruierte Dynamo- 

 meter (s. den Artikel Elektrischer 

 S t r o m") als Leistungsmesser gebraucht 

 werden. Hierher gehren in erster Linie 

 die empfindlichen Spiegelinstrumente. 



Im folgenden sei eingehender auf die fr 

 technische Zwecke besonders konstruierten 

 direkt ablesbaren Apparate eingegangen. 

 Zunchst seien kurz die Torsionsdynamo- 

 meter und Wagen erwhnt. Bei jenen ist 

 die bewegliche Spule drehbar angeordnet und 

 wird durch einen Torsionskopf in die der 

 Stromlosigkeit entsprechende Gleichge- 

 gewichtslage zurckgefhrt. Bei den Wagen 

 (Lord Kelvin) sind die beweglichen Spulen an 

 den Enden eines Wagebalkens angeordnet 

 und die Kraftwirkung wird durch ein Lauf- 

 gewicht aufgehoben. Beide Konstruktionen 

 sind veraltet. 



Die neueren Konstruktionen der sogenann- 

 ten Przisionswattmeter hneln in ihrem Auf- 

 bau uerlich den modernen Drehspulappa- 

 raten fr Gleichstrom. Die beweglichen Spu- 

 lenhaben verhltnismig kleineAbmessungen 

 und sind mit zwei Stahlspitzen versehen, die 

 in Steinen gelagert sind. Die Spulen sind ohne 

 jeden Kern frei gewickelt und halten sich durch 

 ihre eigene Steifigkeit. Die Stromzufhrung 

 erfolgt durch zwei Federn, die gleichzeitig die 

 Richtkraft abgeben. Zur Dmpfung der 

 Spulendrehungen ist an dem System ein Fl- 

 gel befestigt, der sich in einem mglichst dicht 

 geschlossenen Kasten bewegt. Zu einer wirk- 

 samen Dmpfung gehrt, da der Flgel die 

 lichte Weite des Kastens fast ganz ausfllt, 

 ohne jedoch daran zu streifen. Fig. 11 zeigt 



Fig. 11. 



die an einem Lagerbock befestigte bewegliche 

 Spule mit Dmpferkasten, Figur 12 den Auf- 

 bau des ganzen Instrumentes. 



Zeiger und Skale sind genau so wie bei den 

 Drehspulapparaten fr Gleichstrom aus- 

 gebildet. Die Skale besitzt in der Regel 



