Elektrische Leistung 



257 



150 Teilstriche und ist von bis 150 durch- 

 numeriert. 



Wickelungen einander parallel. Eine Firma 

 (Weston Co.) fgt noch einen dritten Me- 



Die Hauptstromspule ist, wenn sie fr Bereich fr die vierfache Stromstrke hinzu, 

 strkere Strme bestimmt ist, zur Vermeidung indem die Gesamtzahl aller Windungen in 



Fig. 12. 



von Wirbelstrmen nicht aus massivem Kup- 

 fer, sondern aus etwa 1 cm breiten dnnen 

 Bndern zusammengesetzt. Die Bnder sind 

 voneinander durch Papierlagen isoliert. Dies 

 macht fr Stromstrken bis zu 400 A. keine 

 besonderen Schwierigkeiten. Leistungsmesser 

 fr mehr als 400 A. Hauptstrom pflegen nicht 

 gebaut zu werden; fr noch grere Strme 

 pflegt man Stromwandler (s. im Art. ,,E 1 e k- 

 t r i s c h e Arbeit" unter io) anzuwen- 

 den. Man kann die Leistungsmesser fr meh- 

 rere Strommebe- 

 reiche bauen, indem 

 man entweder smt- 

 liche Windungen in 

 Reihe schaltet, oder 

 die Windungen in 

 zwei Teile teilt, jede 

 Hlfte fr sich in 

 Reihe schaltet und 

 beide Hlften pa- 

 rallel legt, so da 

 jetzt die doppelte 

 Stromstrke gegen- 

 ber der reinen 

 Reihenschaltung an- 

 In Fi^ur 13 sind 

 wird in 







Fig. 13. 



gewandt werden kann. 



HH die Hauptstromklemmen; 



1 ein Stpsel gesteckt, so sind die beiden 



Hauptstromwickelungen in Reihe geschaltet; 



stecken die Stpsel 2 und 3, so liegen die beiden 



Handwrterbuch der Naturwissenschaften. Band II [ 



4 Teile geteilt und in selbstverstndlicher 

 Weise zusammengeschaltet wird. Die Um- 

 schaltung erfolgt entweder durch Stpsel 

 oder besser durch Laschen. Sehr bequem 

 sind Walzenschalter; sie mssen aber sehr 

 sorgfltig ausgefhrt sein und gepflegt 

 werden, wenn sie auf die Dauer zuverlssig 

 arbeiten sollen. 



Ueber die Unzulssigkeit der Erhhung 

 der Strombereiche durch Nebenschlu- 

 widerstnde s. oben S. 256 unter c. 



Die geometrische Form von Strom- und 

 Spannungsspule bestimmt die Form der 

 Skale. Whrend bei lteren Apparaten die 

 Skale noch durchaus ungleichmig ist, 

 sind jetzt Spulenformen gefunden, welche 

 eine nahezu gleichmige, proportionale Skale 

 hervorrufen. 



Die Hauptstromspulen sind in der Regel 

 derart konstruiert, da sie bei Vollbelastung 

 etwa 4 Watt verbrauchen. Der Spannungs- 

 kreis kann mit 0,03 Ampere belastet werden. 

 Also hat z. B. ein Leistungsmesser mit 150 

 Teilstrichen fr 100 Ampere Hchststrom 

 die dynamometrische Konstante 



= ^=0,0, 



Fr eine Messung bei 600 Volt mu der 

 Spannungskreis den Widerstand r = 600/0,03 



17 



