258 



Elektrische Leistung 



= 20000 Ohm haben. Die Konstante des Leis- 

 tungsmessers wird fr diesen Mebereich 

 Cr =400 



Die Vorschaltwiderstnde mssen In- 

 duktions- und Kapazittsfrei gewickelt wer- 

 den, weil sonst der Korrektionswinkel d 

 nennenswerteBetrge erhalten kann. Fr Span- 

 nungen bis zu einigen Tausend Volt macht 

 das keine besonderen Schwierigkeiten; da- 

 rber hinaus bedarf es allerdings besonderer 

 Konstruktionen, auf die hier nicht eingegangen 

 zu werden braucht, weil man in der Regel 

 Spannungswandler anwenden wird. 



Die Angaben der Leistungsmesser sind in 

 gewissen Grenzen von der Temperatur ab- 

 hngig, was namentlich bei Apparaten, welche 

 durch lngere Dauereinschaltungen er- 

 wrmt sind, hervortritt. Diese Abhngigkeit 

 hat ihren Grund einerseits in der Erhhung 

 des Widerstandes der Spannungsspule mit 

 steigender Temperatur, andererseits in der 

 Abnahme der Federkraft. Je kleiner 

 der Temperaturkoeffizentenfreie Vorschalt- 

 widerstand ist, um so grer ist der Einflu. 

 Er kann durch eine Parallelschaltung zur 

 Spannungsspule kompensiert werden. Doch 

 kann diese Kompensation streng genommen 

 immer nur f r e i n e n Spannungsmebereich 

 gelten. In der Regel wird die Kompensation 

 von den Firmen fr den Mebereich 150 Volt 

 ausgefhrt; sie gengt dann praktisch auch 

 fr alle hheren Spannungen. 



y) Prfung der Leistungsmesser. Bei 

 der Gleichstromprfung ist zu bercksichtigen, 

 da nicht nur das magnetische Feld der festen 

 Spule, sondern auch das Erdfeld auf die be- 

 wegliche Spule wirkt. Man eliminiert diese 

 Einwirkung, indem man die Messung wieder- 

 holt, nachdem die Stromrichtung in beiden 

 Spulen umgedreht ist; dadurch hat sich die 

 "Wirkung der beiden Spulen aufeinander 

 nicht gendert; die Kraft, die vom Erdfeld 

 herrhrt, hat aber die entgegengesetzte Rich- 

 tung angenommen. Bei der Mittelbildung 

 aus beiden Messungen fllt also der Einflu 

 des Erdfeldes heraus. 



Auer dem Erdfeld macht sich natrlich 

 auch jedes andere fremde Magnetfeld geltend, 

 wie fremde Starkstromleitungen, eiserne Tr- 

 ger u. dgl. 



Ein magnetisches Feld, das nicht durch 

 Kommutieren beseitigt werden kann, ist das 

 Feld der Hauptstromzuleitungen, das nament- 

 lich bei Leistungsmessern fr groe Strom- 

 strken hervortritt. Man mu sich hier derart 

 helfen, da man die Eichung fr eine ganz 

 bestimmte Lage der Stromzufhrungen aus- 

 fhrt und den Leistungsmesser nur bei 

 dieser Lage der Stromzufhrungen braucht. 

 Letztere bilden somit gewissermaen einen 

 Teil der ablenkenden Hauptstromspulen. Es 

 sind Apparate konstruiert worden, bei denen 

 der Einflu der magnetischen Fremdfelder 



dadurch beseitigt wird, da man zwei Span- 

 nungsspulen an einer gemeinsamen Achse 

 bereinander anordnet ; die Windimgsrichtung 

 dieser Spulen ist entgegengesetzt (astatisches 

 System). Diese Anordnung hat den Nachteil, 

 da der Apparat eine unbequeme Form er- 

 hlt und das bewegliche System verhltnis- 

 mig schwer wird. 



Der Einflu der Temperatur wird durch 

 eine einstndige Dauereinschaltung mit voller 

 Last festgestellt. Wirbelstrme in umgeben- 

 den Metallteilen und in der Hauptstromspule 

 selbst, sowie etwaige fehlerhafte Kurzschlsse 

 in einigen Windungen einer Spule werden am 

 einfachsten erkannt, indem man eine Wechsel- 

 spannung an den Spannungskreis legt, welche 

 gegen den Hauptstrom um 90 in der Phase 

 verschoben ist. Hat man einen Spannungs- 

 mebereich gewhlt, in welchem die Selbst- 

 induktion der Spannungsspule gegen den 

 Widerstand des Spannungskreises zu vernach- 

 lssigen ist, so mu bei dem beschriebenen 

 Versuch der Zeiger auf Null stehen bleiben. 



Die Leistung in einem Drehstromsystem 

 wird im allgemeinen durch zwei Leistungs- 

 messer ausgefhrt, die nach Fig. 14 geschal- 

 tet sind. Bei Phasenverschiebungen in der Be- 

 lastung bis zu 60 sind die Angaben der Leis- 

 tungsmesser zu addieren, bei Phasenver- 



Fig. 14. 



Schiebungen ber 60 von einander abzu- 

 ziehen (vgl. Diagramm Fig. 6). 



Siemens und Halske hat ein Wattmeter fr 

 Drehstrom konstruiert, bei welchem die beiden 

 Dynamometer bereinander angeordnet sind, 

 und die Spannungsspulen an derselben Achse 

 befestigt sind, so da die Angaben beider 

 Systeme selbstttig addiert werden. Eine 

 Schwierigkeit entsteht insofern, als jede der 

 Hauptstromspulen auch auf die nicht zuge- 

 hrige Spannungsspule eine Kraft ausbt. 

 Diese Wirkung kann dadurch kompensiert 

 werden, da die beiden Spannungskreise 

 z. T. vereinigt werden, so da sie in Form 

 eines Sternes zusammengeschaltet sind. 



d) Elektrometrische Methode. Als 

 Leistungsmesser nach der elektrometrischen 

 Methode kommt nur das Quadrantelektro- 

 meter in Frage, und zwar, da die elektrosta- 

 tischen Krfte verhltnismig klein sind, 

 in der Form als Spiegelinstrument (s. den 

 Art. Elektrostatische Messungen"). 



