260 



Elektrische Leistung 



L = M(en = 



r e Rn 



a + 



R e 2r e 



J 2 R 



x 



Der Vorzug der elektrometrischen Methode 

 liegt darin, da man mit demselben Elektro- 

 meter unter Hinzufgung geeigneter "Wider- 

 stnde, die als Spannungsteiler dienen, und 

 induktionsfreier Widerstnde fr den Betriebs- 

 strom die verschiedenartigst zusammen- 

 gesetzten Leistungen messen kann. Dabei 

 ist es nicht schwer, die Empfindlichkeit so 

 zu steigern, da auch bei sehr groer Phasen- 

 verschiebung recht genaue Messungen ge- 

 macht werden knnen. Ein weiterer wesent- 

 licher Vorteil besteht darin, da das Elektro- 

 meter selbst keine Energie verzehrt; auf die 

 Ladestrme, die auf das Elektrometer flieen, 

 braucht man nur in den seltensten Fllen 

 Rcksicht zu nehmen. Die elektrometrische 

 Methode ist daher geeignet einzutreten, wo 

 die dynamometrische versagt; als Beispiel sei 

 die Messung von Energieverlusten in Dielek- 

 triken bei sein* hohen Spannungen genannt. 

 Auf der anderen Seite mu hervorgehoben 

 werden, da das Spiegelelektrometer ein ver- 

 hltnismig subtiler Apparat ist, so da nur 

 gebtere Hnde mit ihm arbeiten knnen. 



e) Drehfeldmegerte. Die bisher be- 

 sprochenen Apparate haben den Vorteil, da 

 sie, mit Gleichstrom geprft, ohne weiteres 

 fr Wechselstrom brauchbar sind. Demgegen- 

 ber haben sie den Nachteil, da in ihnen die 

 Krfte auf die beweglichen Systeme nur ver- 

 hltnismig klein sind. Fr Schaltbrett- 

 Montage- Registrierapparate empfiehlt es sich 

 daher, ein anderes Meprinzip zu verwenden, 

 bei dem diese Krfte erheblich grer sind. 



Die Drehfeldmegerte gehren zur Klasse 

 der Induktionsapparate, die dadurch charak- 

 terisiert sind, da die zur Ablenkung des be- 

 weglichen Systems notwendigen Strme in 

 diesem durch Induktion erzeugt werden. 

 Dadurch ergibt sich fr sie der Nachteil gegen- 

 ber dynamometrischen und elektrometrischen 

 Apparaten, da sie nur fr Wechselstrom 

 mit einem verhltnismig geringen Fre- 

 quenzbereich richtige Angaben machen, 

 whrend Gleichstrom berhaupt keinen Aus- 

 schlag hervorbringt. 



Die Drehfeldmegerte beruhen auf einem 

 Prinzip, welches in dem Artikel Elek- 

 trische Arbeit" bei den Induktions- 

 zhlern nher auseinandergesetzt ist. 



An dieser Stelle seien als Typus nur die 

 Drehfeldmegerte der Siemens und Halske 

 A.-G. beschrieben. Aus ringfrmiger Blechen 

 A (Fig. 18), welche vier Polanstze EEFF 

 tragen, ist ein Eisenkrper aufgebaut. Die 

 Polanstze EE tragen die Spannungsspulen, 

 die Anstze FF die Hauptstromspulen ; vor 

 den Polen dreht sich ein topffrmiger Alu- 

 miniumkrper. Im Innern des Aluminium- 

 krpers ist als Schlu des Eisenpfades ein 



zylindrischer, aus Eisenblechen aufgebauter 

 Kern C angeordnet. Der ablenkenden Kraft 

 auf die Aluminiumtrommel wird durch 

 Spiralfedern das Gleichgewicht gehalten. 



Fig. 18. 



Die auf FF gewickelten Hauptstromspulen 

 werden in den Arbeitsstrom direkt einge- 

 schaltet. 



Die auf E angeordneten Spannungsspulen 

 befinden sich in einer 90- Schaltung", die in 

 Fig. 19 schematisch dargestellt ist. Zwischen 

 den Punkten AB befindet sich eine Strom- 

 verzweigung, wie sie bei Widerstandsmes- 

 sungen mit der Wheatestoneschen Brcke 

 angewandt zu werden pflegt. Die Zweige SS 

 bestehen aus den beiden Spannungsspulen, 

 whrend in RR und D induktionslose Wider- 

 stnde eingeschaltet sind. Hinter diese Ver- 

 zweigung ist eine krftige Drosselspule ge- 

 schaltet. P^ wird an die Betriebsspannung 

 gelegt. Durch Verndern des Widerstandes 

 D der im Gegensatz zur Verwendung der 

 Wheatestoneschen Brcke mit Gleichstrom 

 hier stets von Strom durchflssen ist, kann 

 die Phase in SS gendert werden und zwar 

 derart, da das magnetische Feld in EE um 

 90 gegen die Betriebsspannung E an PiP^ 

 verschoben ist. 



