264 



Elektrische Manormale 



stimmt das im Deutschen Reich am 1. Juni 

 1898 erlassene Gesetz, betreffend die elek- 

 trischen Maeinheiten" folgendes: 



,, 1. Die gesetzlichen Einheiten fr elek- 

 trische Messungen sind das Ohm, das Ampere 

 und das Volt. 



2. Das Ohm ist die Einheit des elek- 

 trischen Widerstandes. Es wird dargestellt 

 durch den Widerstand einer Quecksilbersule 

 von der Temperatur des schmelzenden Eises, 

 deren Lnge bei durchweg gleichem, einem 

 Quadratmillimeter gleich zu achtendem 

 Querschnitt 106,3 cm und deren Masse 

 14,4521 g betrgt. 



3. Das Ampere ist die Einheit der elek- 

 trischen Stromstrke. Es wird dargestellt 

 durch den unvernderlichen elektrischen 

 Strom, welcher bei dem Durchgange durch 

 eine wsserige Lsung von Silbernitrat in 

 einer Sekunde 0,001118 g Silber niederschlgt. 



4. Das Volt ist die Einheit der elektro- 

 motorischen Kraft. Es wird dargestellt durch 

 die elektromotorische Kraft, welche in einem 

 Leiter, dessen Widerstand ein Ohm betrgt, 

 einen elektrischen Strom von einem Ampere 

 erzeugt." 



Es ist die Aufgabe der Physikalisch- 

 Technischen Reichsanstalt, die oben 

 definierten Einheiten fr das Deutsche Reich 

 praktisch zu verwirklichen und elektrische 

 Megerte, die ihr zur amtlichen Prfung 

 und Beglaubigung bergeben werden, in den 

 gesetzlichen Einheiten zu prfen. Deshalb 

 bestimmt das Gesetz in 



,, 7. Die Physikalisch-Technische Reichs- 

 anstalt hat Quecksilbernormale des Ohm 

 herzustellen und fr deren Kontrolle und 

 sichere Aufbewahrung an verschiedenen Orten 

 zu sorgen." 



Die Quecksilbernormale werden darge- 

 stellt durch Glasrohre von genau bekannter 

 Lnge und genau bekanntem Querschnitt, 

 deren Enden in kugelfrmige Gefe ein- 

 mnden. Die Rohre werden im Vakuum mit 

 destilliertem und elektrolytisch gereinigtem 

 Quecksilber gefllt. Der elektrische Wider- 

 stand der Fllungen lt sich dann der Defi- 

 nition des internationalen Ohm entsprechend 

 durch einfache Umrechnung in dieser Einheit 

 ausdrcken. Der Ausbreitungswiderstand 

 an jedem Ende wird dabei so gerechnet, 

 als ob der Quecksilberzylinder um das 0,80- 

 fache seines Radius lnger wre. Da die 

 Herstellung und Ausmessung der Rohre mit 

 groen Mhen verbunden ist, werden in der 

 Reichsanstalt als Gebrauchsnormale eine 

 Anzahl von Drahtwiderstnden aus Man- 

 ganin (Normalbchsen von 1 internationalen 

 Ohm) benutzt, die hufig untereinander und 

 von Zeit zu Zeit mit den Quecksilbernor- 

 malen verglichen werden. Auf diesen Nor- 

 malbchsen von 1 Ohm wird jhrlich eine 

 Widerstandsskala durch Vergleichsmessungen 



aufgebaut, die aus Bchsenwiderstnden von 

 100 000 Ohm bis zu 0,0001 Ohm besteht. 

 Es hat sich gezeigt, da die Drahtnormalen 

 aus Manganin eine groe zeitliche Konstanz 

 besitzen. 



Die Bedingungen, unter denen bei der 

 Darstellung des internationalen Ampere die 

 Abscheidung des Silbers stattzufinden hat, 

 sind nach den Ausfhrungsbestimmungen 

 des oben erwhnten Gesetzes (siehe Reichs- 

 gesetzblatt 1901 Nr. 16) die folgenden: 



Die Flssigkeit soll eine Lsung von 20 

 bis 40 Gewichtsteilen reinen Silbernitrats 

 in 100 Teilen chlorfreien destillierten Wassers 

 sein; sie darf nur so lange benutzt werden, 

 bis im ganzen 3 g Silber auf 100 ccm der 

 Lsung elektrolytisch abgeschieden sind. 



Die Anode soll, soweit sie in die Flssig- 

 keit eintaucht, aus reinem Silber bestehen. 

 Die Kathode soll aus Platin bestehen. Ueber- 

 steigt die auf ihr abgeschiedene Menge 

 Silber 0,1 g auf das Quadratzentimeter, so 

 ist das Silber zu entfernen. 



Die Stromdichte soll an der Anode ein 

 Fnftel, an der Kathode ein Fnfzigstel 

 Ampere auf das Quadratzentimeter nicht 

 berschreiten. 



Vor der Wgung ist die Kathode zunchst 

 mit chlorfreiem destilliertem Wasser zu 

 splen, bis das Waschwasser bei dem Zusatz 

 eines Tropfens Salzsure keine Trbung 

 zeigt, alsdann 10 Minuten lang mit destil- 

 liertem Wasser von 70 bis 90 auszulaugen 

 und schlielich mit destilliertem Wasser zu 

 splen. Das letzte Waschwasser darf kalt 

 durch Salzsure nicht getrbt werden. Die 

 Kathode wird warm getrocknet, bis zur W- 

 gung im Trockengef aufbewahrt, und nicht 

 frher als 10 Minuten nach der Abkhlung 

 gewogen." 



Die praktische Verwirklichung der Strom- 

 einheit mittels des Silbervoltameters erfordert 

 also einen erheblichen experimentellen Auf- 

 wand und mannigfache Erfahrung. Es ist 

 deshalb auch hier wnschenswert, Gebrauchs- 

 normale zu besitzen, mittels deren eine 

 Strommessung bequem und doch genau aus- 

 gefhrt werden kann. Das beste Gebrauchs- 

 normal htte man in einem zeitlich unver- 

 nderlichen Normalelement, dessen elektro- 

 motorische Kraft durch silbervoltametrische 

 Messungen in internationalen Volt geeicht 

 worden ist. Den Bemhungen der Physi- 

 kalisch-Technischen Reichsanstalt, des Na- 

 tional Physical Laboratory in Teddington 

 und des Bureau of Standards in Washington 

 ist es gelungen, das Westonsche Normal- 

 element mit stets gesttigter Cadmium- 

 sulfatlsung so genau reproduzierbar und 

 zeitlich konstant zu konstruieren, da ein 

 groer Stamm solcher Elemente, bei kon- 

 stanter Temperatur aufbewahrt, ein ziem- 

 lich konstantes Spannungsnormal darstellt, 



