Elektrische Spannung 



279 



durch diesen Strom unschdlich klein bleibt. 

 Die Widerstnde selbst sind dann fr die hchste 

 Genauigkeit hinreichend konstant. Eine Un- 

 sicherheit wird jedoch durch die Uebergangs- 

 widerstnde in den Kurbelschaltern geschaffen. 

 Diese Unsicherheit ist in Kompensatoren mit 

 hohem Gesamtwiderstande (z. B. 15000 Ohm) 

 belanglos 



und da es keine Wechselspannungsquelle von 

 auch nur annhernd so groer Konstanz gibt 

 wie sie ein Akkumulator besitzt, und wie sie 

 zum Konstanthalten des Stromes im Batterie- 

 kreise ntig ist. 



a) Kompensator nach Feuner. 

 Der erste Kompensator hohen Widerstandes 

 wurde von Feuner angegeben. Die 



Mit solchen Apparaten lassen sich aber auch i u steh nd Fio . ur o enthlt die Schaltung 

 die greren Spannungen bis herab zu neDenstenenae .Figur & entnait aie cnaitung 

 etwa 0,001 Volt messen. Sollen wesentlich i einer Anordnng aus 4 Dekaden von je 

 kleinere Spannungen bis zu 0,0000001 Volt j 9 Widerstanden, Hunderten, Zehnern, Ei- 

 oder 0,1 Mikrovolt kompensiert . . 



v n noo'^loonoo f> 00o (' h o o o000o /i 



i<- 



werden, so mu der Gesamtwider 

 stand des Kompensators klein sein, 

 weil sonst der Strom im Galvano- 

 meterkreis so klein wird, da er das 

 Galvanometer nicht mehr gengend 

 beeinflut. Deshalb gibt man den 

 Kompensatoren, die so geringe 

 Spannungen messen sollen, etwa 

 10 Ohm Gesamtwiderstand. Soll mm 

 die Messung auf ein Zehntausendstel 

 genau sein, so mu der Widerstand 

 bis auf weniger als 0,001 Ohm konstant 

 und bekannt sein. Das ist aber schon 

 in der Nhe des Betrages, den 

 Uebergangswiderstnde von Kurbel- 

 kontakten zu besitzen pflegen. Des- 

 halb mssen in diesem Falle die 

 Kurbeln im Hauptstromkreis selbst ganz ver 

 mieden werden. 



<3>' 



iBo 



<100 



x0,1 



'< u 



J t>o 







?flooooo" 



Fis 



Schema eines Kompensators nach Feuner. 



nern, Zehnteln, zusammen 999,9 Ohm. 



Zwischen den Kurbeln A und B liegt die 

 Eine weitere Bedingung fr richtiges Arbeiten Abzweigung zum Galvanometerkreise, 

 des Kompensators ist die, da die Spannung 

 zwischen a und b lediglich durch den Strom 



des Batteriekreises erzeugt und nicht durch 



Das Wesentliche an dieser Schaltung 

 sind die beiden mittleren Dekaden. Wrden 

 rgendwelche parasi ischen elektromotorischen diese ebenso eingerichtet sein wie die End- 

 Krfte beeinflut wird, die in den Widerstnden i dekaden, so wurde durch Drehen ihrer 

 oder Kurbeln und den Verbindungen zwischen Kurbeln ein Teil ihres Widerstandes nicht 

 a und b ihren Sitz haben. Derartige strende nur aus dem Galvanometerkreise, sondern 

 Krfte entstehen als Thermokrfte, wenn ver- \ auch aus dem Batteriekreise ausgeschaltet 

 schiedene Metalle aneinandergrenzen und zwischen | wer den, dessen Widerstand konstant bleiben 

 den verschiedenen Grenzen Temperaturunter- solL Tj m dieses zu erreichen, sind die 

 schiede bestehen Beules lt sich nicht vermeiden. Dekaden nach dem Zwillingsprinzip ausge- 

 Die Widerstnde mssen aus Manganin sein, ,-, , , A11 Tir , ... , - \ i * ., J= 

 um einen von der Temperatur- unabhngigen ! ^det. Alle : Widerstnde sind doppelt vor- 

 Wert zu besitzen, die Kurbeln aus Kupfer oder banden und jeder Widerstand, der oben 



Messing, um einen mglichst geringen Wider 

 stand zu haben. Temperaturunterschiede ent- 

 stehen durch die beim Drehen der Kurbeln ent- 

 wickelte Reibungswrme. Da die Thermokrfte 

 bei 1 C Temperaturunterschied mehrere Mikro- 

 volt betragen, so folgt, da sie bei Messungen 

 von etwa einem Volt belanglos, bei Messungen 

 von einem Mikrovolt dagegen von grter Be- 

 deutung sind. Deshalb mu bei Kompensatoren 

 geringen Widerstandes, die zur Messung so kleiner 

 Spannungen dienen, die Entstehung von Tempe- 

 raturunterschieden mit groer Sorgfalt unter- 

 drckt und mssen auerdem die Thermokrfte 

 durch eine besondere Schaltung an Stellen verlegt 

 werden, an denen sie mglichst unschdlich 

 sind. 



Theoretisch ist das Kompensationsverfahren 

 zur Messung von Wechselspannungen ebenso 

 geeignet wie zur Messung von Gleichspannungen. 

 Praktisch dagegen scheitert die Messung von 

 Wechselspannungen nach diesem Verfahren daran, 

 da sich Wechselspannungen nur vergleichen 

 lassen, wenn sie von derselben Quelle stammen, 



ausgeschaltet wird, wird durch eine Doppel- 

 kurbel unten in den Batteriekreis (und nur 

 in diesen) wieder eingeschaltet. Da man 

 als mittlere Dekaden die beiden kleinsten 

 ausgewhlt hat, liegt darin begrndet, da 

 dann die Zwillingswiderstnde am wenig- 

 sten genau abgeglichen zu sein brauchen, da 

 sie dann am "wenigsten gegen den groen 

 Gesamtwiderstand des Batteriekreises in 

 Frage kommen. Natrlich werden die klein- 

 sten beiden Dekaden nur elektrisch, 

 der Schaltung nach, in die Mitte genommen. 

 Die rumliche Anordnung der Dekaden ist 

 so, da die Einstellungen ihrem Stellenwerte 

 nach aufeinanderfolgen. In Figur 2 sind 

 581,5 Ohm eingestellt. Meistens haben die 

 Kompensationsapparate dieser Art 5 De- 

 kaden, von denen die erste 14 Einheiten 

 besitzt, so da der Gesamtwiderstand 

 14 999,9 Ohm betrgt. Die Batterie besteht 

 in der Regel aus zwei Akkumulatoren von 



