280 



Elektrische Spannung 



rund 4 Volt Spannung. Der Strom im Bat- j rechnung der Widerstandsverb ltnisse mit 



viel weniger Widerstnden auskommen. So 

 enthlt z. B. der in Figur 3 wiedergegebene 

 Dekaden-Kompensator von Raps nur 



teriekreis wird mit Hilfe eines Vorschalt- 

 widerstandes von etwa 25 000 Ohm auf 

 0,0001 Ampere eingestellt. Dazu schaltet 



man in den Galvanometerkreis ein Normal- 19 Widerstnde von 100 und 19 von 

 dement mit der elektromotorischen Kraft 1 Ohm, also zusammen 38, whrend der 

 1,0183 Volt, stellt die Kurbeln des Koni- Feunersche insgesamt 54 Widerstnde vier 

 pensators auf 10 183 Ohm und verndert mit verschiedener Gren umfat. 

 Hilfe des Vorschaltwiderstandes den Strom Der Hauptstrom durchfliet bei dem 

 im Batteriekreise, bis das Galvanometer Kompensator von Raps nach Figur 3 

 Stromlosigkeit anzeigt. Dann ist der Strom hintereinander nur die Hunderter und Einer, 

 im Batteriekreis genau 0,0001 Ampere, 10 000 Auf den Kontakten beider Dekaden schleifen 

 Ohm des Kompensators entsprechen einem : Doppelkurbeln, deren Brsten immer einen 

 Volt und die Messung unbekannter Span- Widerstand berbrcken. An diesen beiden 

 nungen, die an Stelle des Normalelementes Brsten, also dem berbrckten Widerstnde 

 eingeschaltet werden, kann beginnen. Die parallel, liegen die beiden Nebenschlu- 

 Kontrolle des Batteriestromes mu von Zeit dekaden, die ebenfalls aus Hundertern und 

 zu Zeit wiederholt werden. Einern bestehen. Der Widerstand dieser 



Da Normalelementen unter keinen Um- Verzweigung fr den Hauptstrom betrgt 

 stnden Strme von mehr als etwa 0,00005 90 oder 0,9 Ohm. Jede Einheit der Neben- 

 Ampere entnommen werden drfen, ist schludekaden bedeutet nur den zehnten 

 in den Galvanometerkreis ein ausschaltbarer Teil ihres Wertes, eben weil sie im Neben- 

 Vorschaltwiderstand mit den Stufen 100 000 ; schlu liegt. Somit sind also tatschlich 

 10 000 ; Ohm eingeschaltet, der das Normal- dem Werte nach auch hier Hunderter, 

 dement schtzt und erst ausgeschaltet Zehner, Einer, Zehntel vorhanden. Der 

 wird, wenn die richtige Einstellung nahezu Gesamtwiderstand des Batteriekreises ist 

 erreicht ist. konstant und betrgt 900 (9 Hunderter) 



) Kompensator nach Raps. Die | -f 90 (das berbrckte zehnte Hundert) + 9 



(9 Einer) + 0,9 (der ber- 

 ^45ii ; brckte zehnte Einer) = 



999,9 Ohm. Die Abzwei- 

 gung liegt an den Kurbeln 

 der Nebenschludekaden. 

 Zur Einstellung gibt man 

 den Doppelkurbeln eine 

 solche Stellung, da der 

 Kompensationswiderstand 

 eben noch zu klein ist und 

 stellt dann mit Hilfe der 

 Kurbeln der Nebenschlu- 

 dekaden auf genaue Kom- 

 pensation ein. In der 

 Figur 3 betrgt der Kom- 

 pensationswiderstand 244,2 

 Ohm. 



Beide Kompensatoren, 

 nchste Vereinfachung des Kompensators [ der nach Feuner sowohl wie der 

 wurde von Raps angegeben. Das Wesent- nach Raps haben den Nachteil, 



da der Widerstand des Galvanometer- 

 kreises vernderlich ist. Infolgedessen 

 ndert sich auch die Empfindlichkeit des 



% oOOa^ ; 



rf AoUoO"-Q 

 6 5 43 ^ 



Einheiten vonlOOfl. 



o o// .o > 



*3 4 5 6 1 







Einheiten von 111 



Fig. 3. Schema eines Kompensators nach K.aps. 



liehe an ihr ist das Prinzip des verzweigten 

 Stromkreises. Es besteht darin, da ein 

 Widerstand, der verndert werden soll, nicht 



in einzelne ausschaltbare Teile zerlegt wird, I Galvanometers, und es besteht keine Pro- 

 sondern statt dessen einen unterteilten portionalitt zwischen seinem Ausschlag 

 Nebenschluwiderstand erhlt. Der Vorteil und der Abweichung von der Kompensations- 

 besteht darin, da die einzelnen Teile des Stellung, so da stets auf Stromlosigkeit 

 Nebenschluwiderstandes einen viel greren | eingestellt werden mu. Es gewhrt je- 

 Widerstand erhalten als die Teile eines doch dieselben Vorteile wie bei der Wgung, 

 direkt unterteilten Widerstandes, da sie die letzten Dezimalen nicht durch vllige 

 infolgedessen leichter abzugleichen sind, und Abgleichung, sondern mit Hilfe des Aus- 

 die Uebergangswiderstnde der Kurbeln sich Schlages des Anzeigeinstrumentes zu gewinnen, 

 zu greren Widerstnden addieren und in- Die Bedingung dafr ist konstante Empfind- 

 folgedessen weniger schdlich sind. lichkeit des Galvanometers und damit kon- 

 Auerdem kann man bei geeigneter Be- stanter Widerstand des Galvanometerkreises. 



