Elektrische Spannung 



281 



y) Konipensator nach Hausrath 

 und Diesselhorst. Diese Bedingung ist 

 bei den Kompensatoren mit kleinem Wider- 

 stnde zur Messung geringer Spannungen 

 von Hausrath und von Diesselhorst 

 nahezu erfllt. Auerdem sind bei diesen 

 Kompensatoren Kurbelkontakte im Me- 

 zweige, sowie strende Thermokrfte ver- 

 mieden. Auch hier wird das Prinzip der 

 Stromverzweigung benutzt, aber in anderer 

 Weise als bei Eaps. Der Widerstand im 

 Galvanometerkreis besteht, wie die schema- 

 tische Figur 4 erkennen lt, aus einem Mittel- 

 teil von groem und zwei anschlieenden 

 Seitenstcken von kleinem Widerstnde, 

 die, ohne durch Kurbelkontakte unter- 

 brochen zu sein, hintereinandergeschaltet 

 sind. In der Figur 4 sind sie als Schleif- 

 draht gezeichnet. In Wirklichkeit istder 



Fig. 4. Schaltung eines Kompensators nach 

 Hausrath und Diesselhorst. 



hohe Widerstand eine Mitteldekade aus 

 Einohmwiderstnden, die beiden geringen 

 Widerstnde zwei Seitendekaden aus Zehn- 

 teln. Der Hauptstrom tritt in der Mitte 

 bei C ein und verzweigt sich nach beiden 

 Seiten in zwei ungleiche Teile, die sich wie 

 10:1 verhalten. Dieses Verhltnis wird mit 

 der erforderlichen groen Genauigkeit durch 

 besondere, in den Batteriekreis eingeschaltete 

 (in Figur 4 nicht eingetragene) Widerstnde 

 aufrecht erhalten. Verschiebt man die 

 Kontakte A, B, C so, da das Galvanometer 

 stromlos wird, so ist die Spannung zwischen 



A und B gleich i (jrr R x . R 2 j, wenn R x 



der Widerstand zwischen A und C, R 2 der 

 zwischen B und C ist. Die Widerstnde 

 links von C haben also die zehnfache Bedeu- 

 tung wie die rechts von C. Demzufolge wird 

 durch C die erste und zweite, durch A die 

 dritte und B die vierte Dezimale eingestellt, 

 Der Widerstand des Galvanometerkreises 

 ndert sich dadurch, da die Stelle, an der 

 der Hauptkreis abzweigt, verschoben wird. 

 Da aber der Widerstand des Hauptkreises 

 gro ist im Vergleich zu dem Widerstnde 

 zwischen A und B, so ist die Aendernng des 

 Galvanometerkreises gering. Es knnen 

 also weitere Dezimalen aus den Galvano- 

 meterausschlgen gewonnen werden. Da 

 die Thermokrfte vorwiegend an den Kurbeln 

 infolge der Reibungswrme auftreten, sind 



sie hier im Galvanometerkreise zugleich mit 

 den Kurbeln vermieden. Auerdem wird 

 der ganze Kompensator zur Erzielung mg- 

 lichst gleichfrmiger Temperatur mit Petro- 

 leum gefllt 



) Mebereiche der Kompensato- 

 ren und Messung hherer Spannungen 

 mit ihrer Hilfe. Mit Hilfe dieser Kom- 

 pensatoren lassen sich Spannungen bis 0,1 

 Volt, mit Hilfe der Anordnung von Feuner 

 Spannungen bis zu einigen Volt durch 

 direkte Einschaltung in den Galvanonieter- 

 kreis messen. 



Zur Messung hherer Spannungen gibt 

 es zwei Wege. Der eine besteht darin, da 

 die zu messende Spannung an Stelle der 

 Hilfsbatterie eingeschaltet und der von ihr 

 erzeugte Strom durch einen hohen, genau 

 bekannten Vorschaltwiderstand mit Hilfe 

 des Kompensators und eines Normalelementes 

 auf einen runden Wert eingestellt wird. 

 Dann gibt das Produkt aus Stromstrke 

 und dem Gesamtwiderstande, des Batterie- 

 kreises die gesuchte Spannung. 



Bequemer ist das zweite Verfahren, das 

 einen Spannungsteiler verwendet. Dieser 

 besteht aus einem groen Widerstnde, der 

 an mehreren Stellen Abzweigklemmen be- 

 sitzt, etwa derart, da der Gesamtwider- 

 stand A bis D nach Figur 5 100 000 Ohm, 

 der Widerstand A bis B 100 und der Wider- 

 stand A bis C 1000 Ohm betrgt. Wird nun 



B 



o 



10012. = 



VWVVWVWWVfA/WWWWVWWWW 

 1C00OA- 



100000X1 



A 



Fk 



5. Schema eines Spannungsteilers. 



an AD (oder AC) die zu messende grere 

 Spannung gelegt, so ist an AB genau der 

 tausendste (oder der hundertste) Teil von ihr 

 vorhanden, der sich bequem kompensieren 

 lt, und das Verhltnis wird auch durch 

 die Kompensation nicht gestrt, weil ja 

 bei der Kompensation von der kompensierten 

 Spannung kein Strom geliefert wird. Der 

 Vorteil dieser Methode vor der ersten liegt 

 darin, da der Hauptstrom im Konipensator 

 nicht neu eingestellt zu werden braucht. 



Beiden Methoden gemeinsam ist der 

 Nachteil, da das Prinzip der Kompen- 

 ! sation verlassen ist. Denn bei beiden Me- 

 i thoden wird die Spannung mit Hilfe des 

 von ihr gelieferten Stromes ermittelt. Man 

 kann also nach diesem Verfahren nie elektro- 

 motorische Krfte, sondern immer nur Span 

 nungen messen. 



