Elektrische Spannung 



283 



Silbers in die Schwefelsure eine Doppel- < 0,01 Volt einen Ausschlag von 3 bis 5 Skalen- 



schicht ausbildet, die einer anodischen Po 

 larisation des Quecksilbers vom Betrage 

 1,0 Volt entspricht. Diese anodische Polari- 

 sation wird durch das Anlegen der gleich- 

 groen kathodischen Polarisation 

 von einem Volt gerade aufge- 

 hoben, so da dann die maxi- 

 male Oberflchenspannung vor- 

 handen ist. 



Legt man also an die Zelle 

 bis zu einem Volt steigende 

 Spannungen, so steigt die 

 Oberflchenspannung infolge der 

 Schwchung der ursprnglich 

 vorhandenen Doppelschicht und 

 der Meniskus wandert in der 

 Kapillaren in die Hhe. 



Fr Laboratoriumsarbeiten 

 gibt man dem Kapillarelektro- 

 meter am besten die Form der Figur 8. 

 Auf einem Grundbrett ist mit Hilfe 

 eines federnden Metallstreifens ein dnnes 

 Brett befestigt, das durch die Stell- 



teilen gibt. Um den "Stand der Queck- 

 silberkuppe genau ablesen zu knnen, be- 

 festigt man eine Lupe ber der Skale. 



Da nach Figur 7 die Ausschlge des Elektro- 



Oberflchenspannunq 

 +100 



Fig. 8. Kapillarelektrometer. 



schraube f nach Belieben geneigt werden 

 kann, und auf dem das eigentliche Elektro- 

 meter mht. Die Quecksilberelektrode mit 

 groer Oberflche befindet sich in dem 

 Glasklbchen b, die andere wird in d ge- 

 fllt und endet in der mit b verbundenen 

 Kapillaren c. Zur Stromzuleitung dienen 

 Platindrhte. Die Kapillare c soll etwa 0,5 

 mm lichte Weite haben. Unter ihr liegt 

 eine in halbe Millimeter geteilte Ableseskale. 

 Um das Elektrometer benutzen zu knnen, 

 schliet man es zunchst kurz, lt dann 

 einen Tropfen Quecksilber durch c nach b 

 hinbergleiten und stellt darauf die Schraube 

 so ein, da sich die Grenze zwischen der 

 Quecksilberkuppe und der Schwefelsure in 

 c am oberen Ende der Skale befindet. Je 

 steiler dabei die Kapillare liegt, um so un- 

 empfindlicher ist das Elektrometer, um so 

 geschwinder aber die Einstellung. Die ge- 

 wnschte Neigung lt sich bei gegebener 

 Einstellung der Quecksilberkuppe durch 

 Verndern der Quecksilbermenge in d er- 

 reichen. Die beste Neigung ist die, bei der 



Fig. 7. Kurve der Oberflchenspannung des in verdnnter 

 Schwefelsure polarisierten Quecksilbers nach Paschen. 



meters nur innerhalb enger Grenzen den an- 

 gelegten Spannungen proportional sind, hat man 

 die Wahl, das Elektrometer entweder mit einer 

 besonderen durch Eichung gewonnenen Skale 

 zu versehen, oder es nur als Nullinstrument zu 

 benutzen. Letzteres ist die Regel. Zu beachten 

 ist ferner, da das Quecksilber in der Kapillaren 

 unrein und unbeweglich wird, wenn es zur Anode 

 gemacht wird. Ist dieses durch ein Versehen 

 geschehen, so mu ein Tropfen Quecksilber 

 nach b hinbergedrckt werden, damit eine reine 

 neue Oberflche entsteht. Zwischen den einzelnen 

 Messungen eines Versuches soll es dauernd 

 kurzgeschlossen sein, was sich leicht mit Hilfe 

 eines geeigneten Schalters erreichen lt. 



Fr manche Arten von Untersuchungen 

 eignet sich das Kapillarelektrometer wegen 

 seiner groen elektrostatischen Kapazitt 

 nicht. Diese rhrt daher, da die Doppel- 

 schicht zu ihrer Ausbildung betrchtliche 

 Elektrizittsmengen beansprucht. 



Ferner kommt es berall da nicht in 

 Frage, wo eine hohe Isolation der spannungs- 

 fhrenden Teile gegeneinander gefordert wird, 

 wo also geringe Ladungen lngere Zeit er- 

 halten bleiben sollen. Denn das Kapillar- 

 elektrometer wird von einem dauernden, 

 wenn auch recht geringen Strome durch- 

 flssen, sobald es an Spannung gelegt wird. 

 Das rhrt daher, da die Doppelschicht 

 durch Diffusionsprozesse dauernd geschwcht 

 wird, so da der Strom immer neue Ionen 

 zu ihrer Aufrechterhaltimg herbeischaffen 

 mu. 



Das Kapillarelektrometer bildet also den 

 Uebergang zu den stromverbrauchenden 

 Spannungsmeinstrumenten, wenn auch sein 

 Strom nicht zur Messung benutzt wird, 

 sondern lediglich strend wirkt. 



4c) Indirekte Messung von Span- 

 nungen aus Stromstrke und Wider- 

 stand. Fr technische Messungen ist das 

 Verfahren, eine Spannung durch den Strom 

 zu messen, den sie in einem bekannten 



