284 



Elektrische Spannung Elektrischer Strom 



Widerstnde erzeugt, das weitaus verbrei- 

 tetste und wichtigste. Da jedoch die Mes- 

 sung von Strmen in dem Artikel Elek- 

 trischer Strom" ausfhrlich behandelt 

 ist, soll hier, um Wiederholungen zu ver- 

 meiden, nur das Prinzip dieser Methode der 

 Spannungsmessung behandelt und im 

 brigen auf den erwhnten Artikel ver- 

 wiesen werden. 



Zwei Bedingungen mssen erfllt sein. 

 Der von der zu messenden Spannung an das 

 Meinstrument gelieferte Strom mu so 

 gering wie mglich sein, damit die Spannung 

 nicht durch die Stromlieferung verndert wird 

 (an Normalelemente drfen Spannungsmes- 

 ser dieser Art berhaupt nicht angeschlossen 

 werden!), und der Widerstand des Span- 

 nungsmessers mu konstant sein. Beide 

 Bedingungen erfllt man dadurch, da man 

 empfindliche Strommesser benutzt, denen 

 man einen hohen konstanten Vorschalt- 

 widerstand gibt. Da bei fast allen Strom- 

 messern der Widerstand des messenden 

 Systems selbst zwar nicht konstant, aber 

 recht gering ist, so kommt die durch die 

 Erwrmung des Instrumentes bedingte Aen- 

 derung dieses Widerstandes gegenber dem 

 hohen Vorschaltwiderstande nicht in Frage. 



Sollen die Instrumente nur als Span- 

 nungsmesser benutzt werden, so werden die 

 Vorschaltwiderstande meistens gleich in das 

 Instrument eingebaut. Sind die Apparate 

 dagegen zur Messung von Spannungen und 

 Strmen bestimmt, so erhalten sie separate 

 Vorschaltwiderstande, die in besonderen Wi- 

 derstandsksten untergebracht sind. Um 

 Vertauschbarkeit zu ermglichen, gibt man 

 smtlichen Strommessern bei gleicher Emp- 

 findlichkeit auch gleiche innere Widerstnde, 

 so da bei allen einem gegebenen Widerstnde 

 und Ausschlage die gleiche Spannung ent- 

 spricht. So fhrt z. B. Siemens & Halske 

 viele Apparate so aus, da 1000 Ohm 3 Volt 

 entsprechen. 



Hohe Wechselspannungen mit man da- 

 durch, da man sie mit Hilfe eines Metrans- 

 formators von genau bekanntem Ueber- 

 setzungsverhltnisse verkleinert, und die 

 kleinere Spannung nach einem der angegebe- 

 nen Verfahren ermittelt. 



Bezglich der Aufnahme und Analyse 

 von Wechselspannungskurven mu auf den 

 Artikel Elektrischer Strom" verwiesen 

 werden. 



Literatur. 1. Umfassende Werke: Heinkey 

 Handbuch der Elektrotechnik. Leipzig 1908. 

 Abraham, Theorie der Elektrizitt. Leipzig 

 1905. Kittler, Allgemeine Elektrotechnik. 

 1909 und 1910. Kohlrausch, Lehrbuch der 

 Leipzig-Berlin 1910. Winkelmann , 

 Handbuch der Physik, Band IV. Leipzig 1905. 

 Maxwell, Lehrbuch der Elektrizitt und 

 des: Jlugnetismus. Berlin 1S8S. 2. Korn- 



pensations verfahren: Diesselhorst, Z. f. 

 Instr., 1906, S. 173 und 297; 1908, S. 1. 

 Hausrath, daselbU, 1907, S. 309. W. P. 

 White, daselbst, 1907, 6'. 210. 3. Kapillar - 

 elektrometer: Palmaer, Z. f. phys. Chem. 

 59, 8. 187, 1907. 



G. Schulze. 



Elektrischer Strom. 



1. Definition und Eigenschaften des elek- 

 trischen Stromes. 2. Einteilung der Strme nach 

 Intensitt und Richtung. 3. Einheiten des 

 elektrischen Stromes. 4. Messung des elektrischen 

 Stromes, a) Das Meprinzip der Verzweigung, 

 b) Meverfahren, mit denen nur Gleichstrom 

 gemessen werden kann. a) Elektrolytische 

 Wirkung des Stromes; Silbervoltameter; Kupfer- 

 voltameter; Quecksilbervoltameter; Wasser- oder 

 Knallgas voltaineter. ) Wirkung zwischen Strom 

 und Magneten. 1. Stromleiter beweglich; Dreh- 

 spulgalvanometer; ballistische Galvanometer; 

 Saitengalvanometer ; Drehspulzeigerinstrumente. 

 2. Magnet beweglich; Nadelgalvanometer, Tan- 

 gentenbussole, y) Drehung der Polarisationsebene 

 des Lichtes durch den Strom, c) Meverfahren, 

 mit denen sowohl Gleichstrom als auch der 

 Effektivwert von Wechselstrmen gemessen 

 werden kann, a) Indirekte Methode. Messung 

 von Spannung und Widerstand, ) Wirkung 

 zwischen Strom und weichem Eisen. y) Wirkung 

 zwischen Strom und Strom. Dynamometrische 

 Strommesser; Stromwagen, d) Wrmewirkung 

 des Stromes im durchstrmten Leiter. 1. Ver- 

 lngerung des erwrmten Leiters; Hitzdraht- 

 strommesser. 2. Temperaturerhhung (gemessen 

 mit Thermoelement). 3. Widerstandserhhung. 

 4. Lichtstrahlung. f) Striktionswirkung des 

 Stromes, d) Meverfahren, mit denen nur der 

 Ei 1 ektivw ert von Wechselstrmen gemessen werden 

 kann, a) Das Induktionsprinzip, ) Das Reso- 

 nanzprinzip, y) Das Telephonprinzip, e) Messung 

 und Analyse der Kurvenform von Wechsel- 

 strmen, a) Die punktfrmige Kurvenaufnahme. 

 ) Die Momentaufnahme der vollstndigen 

 Kurven. 1. Mit Hilfe freier Elektronen; 

 Braunsche Rhre; Glimmlichtoszillograph von 

 Gehrcke. 2. Mit Hilfe beweglicher Massen- 

 systeme; Nadeloszillograph; bifilare Oszillo- 

 graphen ; Saitenoszillograph, y) Messung des 

 Formfaktors. d) Analyse der Wechselstrom- 

 kurven. 



1. Definition und Eigenschaften des 

 elektrischen Stromes. Als elektrischen 

 Strom bezeichnet man die Bewegung elek- 

 trischer Ladungen. Von den elektrischen 

 Ladungen kennt man bisher drei Arten: 

 Erstens die negativen Elektronen oder Atome 

 der Elektrizitt, zweitens die positiven Ionen, 

 die durch Abspaltung von Elektronen von 

 gewhnlichen Atomen entstehen und aus 

 dem zu bestehen scheinen, was man Materie 

 nennt, drittens die negativen Ionen, be- 

 stehend aus Atomen, die mit berschssigen 

 Elektronen beladen sind. Demgem lassen 



