288 



Elektrischer Strom 



R der Widerstand des gesamten Kreises ABCD ist. 

 Dieser Widerstand besteht aus: 1. dem Wider- 

 stnde der Zuleitungsschnre AB und CD. Da 

 er im allgemeinen gegen den Widerstand des 

 Instrumentes nicht zu vernachlssigen ist, so 

 zeigt das Instrument nur dann richtig, wenn es 

 mit seinen zugehrigen Schnren angeschlossen 

 wird ; 



2. dem Uebergangswiderstande an den 

 Kontaktstellen B und C. Dieser mu durch 

 sorgfltige Suberung der Kontakte und festes 

 Anziehen der Schrauben stets so gering wie 

 mglich gemacht werden, so da er zu vernach- 

 lssigen ist; 



3. dem Widerstnde des Instrumentes selbst. 

 Da die Strommessung nur solange richtig 



bleibt, als sich das Verhltnis R:r nicht 

 ndert, so mssen sowohl R als auch r 

 konstant, d. h. von der Temperatur 

 unabhngig sein, da beide durch den Strom 

 ganz verschieden stark erhitzt werden. Man 

 erreicht das bei r, indem man den Neben- 

 schluwiderstand aus Manganin herstellt 

 und bei R dadurch, da man dem eigent- 

 lichen messenden Systeme, dessen Wider- 

 stand nicht konstant sein kann, weil es aus 

 einem Materiale mit Temperaturkoeffizienten 

 hergestellt werden mu (s. die verschiedenen 

 Strommesser), einen hohen konstanten Vor- 

 schaltwiderstand gibt, gegen den die Aende- 

 rungen des niedrigen Widerstandes des 

 Systems nicht in Frage kommen. Man kann 

 dieses um so leichter erreichen, als ja R ein 

 Vielfaches von r, also gro sein soll (vgl. auch 

 Artikel Elektrischer Widerstand"). 

 Wenn nach dem Verzweigungsprinzip Wechsel- 

 strom gemessen werden soll, mssen auch die 

 Wechselstromwiderstnde r' und R' in einem ge- 

 gebenen Verhltnisse stehen. Am besten wird 

 das dadurch erreicht, da die den Widerstand 

 erhhende Selbstinduktion in beiden Kreisen 

 so gering gemacht wird, da ihr Einflu vernach- 

 lssigt werden kann, da also die Wechselstrom- 

 widerstnde gleich den fr Gleichstrom gltigen 

 Widerstnden bleiben. 



Das Instrument erhlt durch seinen 

 konstanten Gesamtwiderstand den Charakter 

 eines Spannungsmessers, so da man die 

 beschriebene Strommessung vielfach als Zu- 

 rckfhrung einer Strommessung auf eine 

 Spannungsmessung bezeichnet. Mit Un- 

 recht, denn wenn weiter nach dem Charakter 

 der hier angewandten Spannungsmessung 

 gefragt wird, so lautet die Antwort: Zurck- 

 fhrung der Spannungsmessung auf eine 

 Strommessung, eine Sachlage, die zu dem 

 Satze gefhrt hat, (fast) jeder Strommesser 

 ist ein Spannungsmesser (insofern er im 

 Nebenschlu liegt) und jeder Spannungs- 

 messer ist ein Strommesser (insofern der ihn 

 durchflieende Strom den Ausschlag erzeugt). 



Eine indirekte Strommessung ist da- 

 gegen die weiter unten beschriebene Kom- 

 pensation der in einem Normalwiderstande 

 erzeugten Spannung. Zur Messung starker 



Wechselstrme wird statt der Stromver- 

 zweigung die Stromtransformation benutzt. 

 Ein sorgfltig konstruierter, von der Be- 

 lastung mglichst unabhngiger Metrans- 

 formator" verwandelt den starken Strom 

 in einen schwcheren, der dem Meinstru- 

 ment zugefhrt wird. Aus dem von diesem 

 angezeigten Werte und dem Uebersetzungs- 

 verhltnis des Transformators ergibt sich 

 die gesuchte Stromstrke. 



4_b) Meverfahren, mit denen nur 

 Gleichstrom gemessen werden kann. 

 a) Elektrolytische Wirkung des 

 Stromes; Voltameter. Nach demFara- 

 dayschen Gesetze ist die an den Elektroden 

 eines Elektrolyten aufgelste oder abge- 

 schiedene Substanzmenge der durch den 

 Elektrolyten gewanderten Elektrizittsmenge 

 proportional. Diejenige Gewichtsmenge eines 

 Krpers, die durch die Einheit der Elektri- 

 zitt smenge abgeschieden wird, heit das 

 elektrochemische Aequivalent E des Krpers. 

 Ermittelt man auer der abgeschiedenen 

 Menge m eines Krpers von bekanntem 

 elektrochemischen Aequivalente die Zeit t, 

 in der die Abscheidung stattfand, so erhlt 

 man die mittlere oder bei konstanten Strom 

 die Stromstrke i selbst aus der Gleichung: 



m 



t.E 



Darin, da die Voltameter auch bei voll- 

 stndig unregelmig schwankenden Gleich- 

 strmen die mittlere Stromstrke richtig 

 messen, liegt ihr groer Wert. In vielen 

 Fllen ist eine einigermaen genaue Messung 

 derartiger Strme nach anderen Meme- 

 thoden schlechterdings unmglich. Doch 

 haften dem Verfahren in den meisten Fllen 

 so zahlreiche Fehlerquellen an, da es trotz 

 der ungeheueren Mannigfaltigkeit elektro- 

 lytischer Kombinationen nur wenige gibt, 

 die eine genaue Messung zulassen. 



Die hauptschlichsten Fehlerquellen sind, 

 da sich rein chemische Vorgnge ber die 

 elektrolytischen lagern und da die Ionen 

 vieler Substanzen je nach unkontrollierbaren 

 Umstnden eine grere oder geringere An- 



' zahl von elektrischen Ladungseinheiten auf- 

 nehmen, so da der gleichen Substanzmenge 

 bald eine grere, bald eine geringere Elek- 

 trizittsmenge entspricht. 



Silbervo Itamet er. Wohl das genaueste 

 Verfahren ist die Erzeugung eines Silber- 

 niederschlages aus einer Lsung von Silber- 



i nitrat im Silbervoltameter, weshalb dieses 

 Verfahren ja auch zur Festlegung der ge- 

 setzlichen Einheit des Stromes diente. Die 

 Anode des Silbervoltameters ist reines Silber, 

 der Elektrolyt eine Lsung neutralen Silber- 

 nitrates, die Kathode ein Platintiegel, der 



i zugleich den Elektrolyten und die Anode 



