Elektrischer Strom 



289 



aufnimmt. Unter der Anode hngt ein 

 Glasschlchen, damit keine Teile von ihr 

 in den Tiegel fallen knnen. Nachdem die 

 Kathode durch sorgfltigstes lngeres Waschen 

 von den letzten Spuren des Elektrolyten 

 befreit und im Trockenkasten bei 150 C ge- 

 trocknet ist, wird sie mit ihrem Nieder- 

 schlag gewogen und der Niederschlag aus der 

 Differenz dieser Wgimg gegen die Wgung 

 der reinen Kathode vor Beginn des Ver- 

 suches bestimmt. Das elektrochemische 

 Aequivalent des Silbers betrgt 1,118. Die 

 Stromdichte soll an der Kathode unter 0,02 

 Amp/qcm, an der Anode unter 0,2 Amp/qcm 

 bleiben. Die Temperatur hat keinen merk- 

 baren Einflu auf die abgeschiedene Menge. 

 Dagegen kann in sauerstofffreier Umgebung 

 (Vakuum), bei schwachem Ansuern und 

 bei wiederholtem Gebrauch derselben Lsung 

 ein zu groer Niederschlag entstehen. 



Kupfervoltameter. Nicht ganz so 

 genau wie das Silbervoltameter, aber wegen 

 der billigeren Materialien besonders fr 

 grere Strme geeignet ist das Kupfer- 

 voltameter. Der Elektrolyt soll in bezug 

 auf CuS0 4 und H 2 S0 4 normal sein, 

 d. h. 250 g kristallisiertes Kupfersulfat 

 und 100 g konzentrierte Schwefelsure sollen 

 mit so viel Wasser (Vorsicht!) versetzt 

 werden, da ein Liter Flssigkeit entsteht. 

 Ein Zusatz von 5% Alkohol wird empfohlen. 



Die Anoden, 

 der Kathode 



die am besten zu beiden Seiten 

 und in gleichem Abstnde von 



ihr angebracht werden, bestehen aus reinem 



Kupfer. Die Kathode kann aus Kupfer 

 oder auch aus Platin hergestellt sein. Sie 

 soll vollstndig in den Elektrolyten ein- 

 tauchen. Gemessen wird die Gewichtszu- 

 nahme der Kathode, die unmittelbar nach 

 dem Ende des Versuches abgesplt und dann 

 rasch zwischen Fliepapier und unter der 

 Luftpumpe im Exsikkator getrocknet wird. 

 Das Kupfer wird zweiwertig niedergeschlagen. 

 Sein elektrochemisches Aequivalent betrgt 

 0,3294. Die Stromdichte an der Kathode 

 soll nicht grer als 0,04 Amp./qcm sein. 

 Die Genauigkeit des Kupfervoltameters ist 

 ein bis zwei Promille. 



Quecksilbervoltameter(Stiazhler). 

 wird noch das Quecksilbervolta- 

 meter unter dem Namen Stiazhler zur 

 Messung von Elektrizittsmengen und von 

 Strmen verwandt 



Neuerdings 



Der Elektrolyt bestellt 

 aus einer Lsung des komplexen Salzes 

 K 2 HgJ 4 . Die Anode ist Quecksilber, die 

 Kathode ein Platiniridiumblech. Elektroden 

 und Elektrolyt sind in ein festzugeschmol- 

 zenes Glasgef eingeschlossen, wie es die 

 Figur 2 erkennen lt, Das Quecksilber 

 wird zweiwertig (elektrochemisches Aequi- 

 valent 1,036) auf der Kathode niederge- 

 schlagen und rinnt von ihr in eine Kapillare 



Handwrterbuch der Naturwissenschaften. Band III 



Infolgedess 

 Messung 



hinab, in der sein Stand abgelesen wird. 

 hngt die Genauigkeit der 

 von der Sorgfalt ab, mit der die 

 Kapillare hergestellt und geeicht ist, Der 

 elektrolytische Vorgang als solcher ist keinen 

 merklichen Fehlern unterworfen. Bei den 



Schema eines Stiazhlers. 



empfindlichsten Apparaten, den Laborato- 

 riumstiazhlern, durchfliet der gesamte zu 

 messende Strom den Elektrolyten, bei den 

 weniger empfindlichen liegt die elektroly- 

 tische Zelle an einem Abzweigwiderstande, 

 durch den der grte Teil des Stromes fliet. 

 In diesem Falle wird der Temperaturkoeffi- 

 zient der Zelle durch einen Vorschaltwider- 

 stand mit entgegengesetztem Temperatur- 

 koeffizienten kompensiert. 



Wasser- oder Knallgasvoltameter. 

 Endlich ist noch das Wasser- oder Knall- 

 gasvoltameter zu erwhnen. Reine 10- bis 

 20 prozentige Schwefelsure wird zwischen 

 blanken Platinelektroden zersetzt, wozu fast 

 drei Volt ntig sind. Bei schwachen Strmen 

 wird nur der entwickelte Wasserstoff, bei 

 starken das Knallgas als Ganzes aufgefangen. 

 Mit dicht aneinander stehenden Elektroden 



19 



