290 



Elektrischer Strom 



von etwa je 15 qcm wirksamer Oberflche 

 knnen Strme bis 40 Ampere gemessen 

 werden. Als Elektrolyt wird auch Phosphor- 

 sure von 40% sowie der Billigkeit halber 

 Aetznatronlsung zwischen Nickelelektroden 

 empfohlen. In letzterem Falle ist jedoch 

 Kohlensure sorgfltig fernzuhalten. Die 

 Genauigkeit soll bei sorgfltiger Behandlung 

 einige Promille betragen. 



Der Vorzug des Wasservoltameters ist, 

 da das entwickelte Gasvolumen in einem 

 geeichten Rohre abgelesen werden kann und 

 keine Wgung ntig ist. Ein Nachteil liegt 

 darin, da das abgelesene Volumen auf die 

 Temperatur C, den Atmosphren druck 

 760 mm und auf trockenes Gas umgerechnet 

 werden mu. 



Da das Quecksilbervoltameter von diesem 

 Nachteil frei ist, whrend es den erwhnten 

 Vorzug teilt, so drfte es das Wasservolta- 

 meter verdrngen. 



) Gleichstrommessung durch Wir- 

 kung zwischen Strom und Magneten. 

 Die Richtung, in der ein beweglicher Magnet 

 durch einen Strom, oder ein stromdurch- 

 flossener beweglicher Leiter von einem 

 Magneten abgelenkt wird, ist nach der 

 Ampere sehen Regel von der Richtung des 

 Stromes abhngig. Ist der Strom ein Wech- 

 selstrom, so suchen seine entgegengesetzten 

 Stromste Ablenkungen nach entgegen- 

 gesetzten Richtungen zu bewirken. Nur in 

 dem Falle, da die Trgheit des beweglichen 

 Systems so gering ist, da es den schnellen 

 Schwankungen des Stromes zu folgen ver- 

 mag, kann das System durch den Wechsel- 

 strom in betrchtliche Bewegung und zwar 

 in Schwingungen versetzt werden, in allen 

 anderen Fllen bleibt es in Ruhe. Von dieser 

 einen Ausnahme abgesehen, kann man also 

 mit den Apparaten, die auf der Wechsel- 

 wirkung zwischen Strom und Magneten 

 beruhen, nur Gleichstrom (oder nur die 

 Gleichstromkomponente eines nicht reinen 

 Wechselstromes) messen. 



Auf der Ablenkung eines 

 stromfhrenden Leiters durch 

 manenten Magneten beruhen die Drehspul 

 apparate und das Saitengalvanometer, auf 

 der Ablenkung eines beweglichen Magneten 

 durch den Strom die Nadelgalvanometer 

 und die Tangentenbussole. 



1. Stromleiter beweglich; Dreh- 

 spulgalvanometer. Die empfindlichsten 

 Drehspulapparate sind die Drehspulgalvano- 

 meter. Die nebenstehende Figur 3 zeigt ein 

 solches Galvanometer der Firma Siemens 

 und Halske. Die einander nahe gegenber- 

 stehenden Pole eines starken permanenten 

 Magneten enthalten eine zylindrische Bohrung, 

 in der sich ein axialer Eisenzylinder von 

 solchem Durchmesser befindet, da nur ein 



beweglichen 

 einen per- 



schmaler ringfrmiger Spalt zwischen ihm 

 und den Magnetpolen frei bleibt. In diesem 

 von den magnetischen Kraftlinien sehr 

 gleichmig durchstrmten Spalte dreht 

 sich um die Achse des Eisenzylinders die 

 vom Mestrom durchflossene, auf einen 

 zierlichen Rahmen gewickelte Spule. Ihrer 

 Ablenkung wirkt die Torsion des Fadens 

 entgegen, an dem der Rahmen 

 ist. Um die Torsionskraft des Fadens 



aufgehngt 



mog- 



Fig. 3. Drehspulgalvaiiometer von Siemens 

 und Halske. 



liehst gering und damit die Empfindlichkeit 

 des Instrumentes mglichst gro zu machen, 

 whlt man den Faden so dnn wie irgend 

 mglich. Die Grenze ist bei den Drehspul- 

 galvanometern nicht durch die Tragflligkeit 

 des Fadens, sondern durch die Bedingung- 

 gegeben, da er noch gengend leiten mu, 

 um dem Rahmen den Mestrom zufhren 

 zu knnen. 



Belastet man die Spule pltzlich mit 

 einer bestimmten Stromstrke, so hat 

 sie das Bestreben, ber die der Strom- 

 strke entsprechende Einstellung zunchst 

 hinauszuschwingen und sich erst nach vielen 

 allmhlich abnehmenden Schwingungen auf 

 sie einzustellen. Die Schwingungen werden 

 jedoch dadurch gedmpft", da durch die 

 Bewegung der Spule und des Metallrahmens 

 in dem starken Magnetfelde in ihnen Strme 

 induziert werden, die der Bewegung entgegen- 

 wirken. Die Wirkung der in der Spule in- 

 duzierten Strme und damit die Dmpfung 

 ist um so strker, je geringer der gesamte 

 Widerstand des Stromkreises ist, in dem das 

 Galvanometer liegt. Schliet man das 



