Elektrischer Strom 



291 



Galvanometer kurz, nachdem es ausge- 

 schlagen ist, so wird die Dmpfung so stark, 

 da es ganz langsam in seine Ruhelage hinein 

 kriecht". Die gnstigste Dmpfung ist 

 diejenige, bei der die 



Einstellung 



gerade 



Fig. 4. Julius'sche Aufhngung, 

 ohne Schwingungen und ohne Kriechen 



apeno- 



erreicht wird. Man nennt sie die 

 dische Dmpfung. 



Die Folge der Aufhngung an einem dnnen 

 Faden ist, da die Instrumente in gebrauchs- 

 fertigem Zustande nicht mehr transportierbar 

 sind. Damit der Aufhngefaden nicht reit, 

 mu das bewegliche System vor dem Trans- 

 port durch eine besondere Vorrichtung, die 

 Arretierung" angehoben und festgeklemmt 

 werden. Ferner sind die Instrumente sehr 

 empfindlich gegen Erschtterungen, so da 

 sie an einem erschtterungsfreien Platze auf- 

 gestellt werden mssen. Ist dieser nicht 

 zu beschaffen, so greift man zu der soge- 

 nannten Juliussehen Aufhngung" (Fig. 4), 

 die Erschtterungen vom Galvanometer 

 fernhlt. 



Die an sich schon groe Empfindlichkeit 

 der Drehspulgalvanometer wird durch das 

 Ableseverfahren noch betrchtlich erhht, 

 Zur Messung der Ausschlge wird nicht ein 

 krperlicher, sondern gewissermaen ein Licht- 

 zeiger von 3 bis 4 m Lnge benutzt, Der 

 Aufhngefaden trgt oberhalb des beweg- 

 lichen Syst eines einen kleinen Hohlspiegel. 

 Ihm gegenber in einem Abstnde von 1,5 

 bis 2 m wird eine beleuchtete Skale aufge- 

 stellt. Das Bild dieser Skale wird im Spiegel 

 mit Hilfe eines unter der Skale aufgestellten 

 Fernrohres beobachtet, Dreht "sich der 

 Spiegel, so scheint die Skale vor dem Faden- 

 kreuze des Fernrohres vorbeizuwandern und 

 sehr geringe Drehungen des Spiegels be- 

 wirken bei dem groen Abstnde schon 

 groe Verschiebungen des Skalenbildes. 



Da langdauernde Fernrohrablesungen das 

 Auge angreifen, benutzt man vielfach die 

 etwas weniger genaue aber becpiemere ob- 

 jektive Ablesung. Das Licht einer linien- 

 frmigen Lichtquelle strahlt durch eine 

 Linse auf den Galvanonieterspiegel, der es 

 auf eine transparente Skale zurckwirft, 

 so da ein scharfes Bild der Lichtquelle auf 

 ihr entsteht, 



Grbere Galvanometer erhalten einen 

 Zeiger, der ber einer Skale spielt, 



Meistens weiden die Galvanometer zu 

 Nullmethoden benutzt, d. h. sie zeigen 

 an, wann in dem Stromkreise, in dem sie 

 liegen, kein Strom mehr fliet, Will man 

 sie zur direkten Messung von Strmen mit 

 Hilfe des von diesen erzeugten Ausschlages 

 benutzen, so mu man ihre u. a. von der 

 Entfernung zwischen Spiegel und Skale ab- 

 hngige Empfindlichkeit zuvor durch einen 

 besonderen Versuch bestimmen. 



Ballistische Galvanometer. Eine be- 

 sondere Art der Drehspulgalvanometer sind 

 die ballistischen. Sie messen eigentlich nicht 

 Strme, sondern Elektrizittsmengen, wie 

 sie durch kurze Stromste transportiert 

 werden. Der Stromsto, der zu Ende sein 

 mu, ehe sich die Spule merklich aus ihrer 

 Ruhelage entfernt hat, erteilt ihr einen 

 Ausschlag, der der Elektrizittsmenge des 

 Stromstoes nahezu proportional ist. Da 

 die Dmpfung des ballistischen Galvano- 

 meters sehr gering ist, schwingt es nach dem 

 ersten grten Ausschlage mit langsam klei- 

 ner werdenden Schwingungen lange Zeit um 

 seine Ruhelage. Aus der Abnahme der 

 Ausschlge lt sich die Dmpfung und mit 

 ihrer Hilfe, sowie aus der Empfindlichkeit 

 des Galvanometers die den Ausschlag ver- 

 ursachende Elektrizittsmenge berechnen. 



Saitengalvanometer. Ein anderes, 

 auf der Ablenkung eines beweglichen Strom- 

 leiters durch einen festen Magneten be- 

 ruhendes Meinstrument ist das Saiten- 



19* 



