292 



Elektrischer Strom 



galvanometer. An die Stelle der Spule ist 

 bei ihm ein dnner leitender Faden quer durch 

 ein starkes Magnetfeld gespannt. Die dem 

 Strom proportionale Ausbiegung des Fadens 

 wird mit einem Mikroskope abgelesen oder 

 stark vergrert auf einen Schirm proji- 

 ziert. Bei schwacher Spannung eines Fadens 

 von 10000 Ohm Widerstand sollen noch 

 10 - 12 Ampere wahrnehmbar sein. 



Drehspulzeigerinstrumente. Die 

 Verwendung der Galvanometer beschrnkt 

 sich fast ganz auf wissenschaftliche Unter- 

 suchungen im Laboratorium. Fr tech- 

 nische Messungen benutzt man die Dreh- 

 spulzeigerinstrumente, bei denen zugunsten 

 einer robusteren Konstruktion und guter 



vallen spielt. Vor der Skale befindet sich 

 zur Vermeidung des Fehlers schiefer Ab- 

 lesung ein Spiegelstreifen. Man soll so ab- 

 lesen, da der Zeiger und sein Spiegelbild 

 sich decken. Die nebenstehende Figur 5 

 lt die einzelnen Teile eines Drehspulampere- 

 meters der Firma Weston erkennen. 



Bei den Messungen mssen die Apparate 

 vor der Einwirkung strkerer uerer Ma- 

 gnetfelder geschtzt werden. Insbesondere 

 drfen nie zwei Apparate unmittelbar neben- 

 einandergesetzt werden, da sich dann ihre 

 starken Magnete gegenseitig betrchtlich be- 

 einflussen. 



Der Strom, der durch die bewegliche 

 Spule fliet, ist stets sehr gering. Beispiels- 



Fig. 5. Drehspulamperemeter der Firma Weston. 



Transportfhigkeit auf hchste Empfind- 

 lichkeit verzichtet ist. Immerhin sind die 

 Drehspulzeigerapparate die empfindlichsten 

 und genauesten aller Zeigerinstrumente. Die 

 stromdurchflossene Spule ist bei ihnen unten 

 auf einer Stahlspitze in einem Achatlager 

 gelagert. Der Ablenkung der Spule durch 

 den Strom wirken Federn entgegen und 

 fhren zu einer dem Strome proportionalen 

 Einstellung, die schnell und aperiodisch er- 

 reicht wird. Der Spulenrahmen trgt einen 

 sehr leichten Zeiger aus Aluminiumrohr, der 

 mit messerscharfer Schneide ber einer sorg- 

 fltig gezeichneten Skale mit gleichen Inter- 



weise bei Instrumenten der Firma Siemen. 

 & Halske im Maximum 0,05 Amperes 

 Zur Messung grerer Strme benutzt man 

 das auf S. 287 angegebene Verzweigungs- 

 prinzip. Damit jeder Nebenschlu wider- 

 stand mit jedem Strommesser benutzt werden 

 kann, mu der Widerstand des Ampere- 

 meterkreises aller Instrumente denselben 

 Wert haben. Meistens whlt man den Wert 

 1,000 Ohm. 



2. Magnet beweglich; Nadelgal- 

 vanometer. Die Nadelgalvanometer, die 

 auf der Ablenkung eines beweglichen Ma- 

 gneten durch eine feste stromdurchflossene 



