Elektrischer Strom 



293 



Spule beruhen, sind die empfindlichsten In- 

 strumente, die es gibt. Die Empfindlichkeit 

 lt sich hier viel weiter treiben als bei 

 den Drehspulgalvanometern, weil der Faden, 

 der die uerst winzigen Magnetnadeln und 

 den Ablesespiegel trgt, keinen Strom zu 

 leiten braucht und deshalb so dnn gemacht 

 werden kann, als es die Tragfhigkeit er- 

 laubt. Meistens ist es ein Kokon- oder ein 

 Quarzfaden. 



Wrde man nur eine Magnetnadel ver- 

 wenden, so wrde als Richtkraft auer der 

 Torsion des Fadens der Erdmagnetismus 

 wirken, dessen richtende Kraft viel grer 

 ist als die des Fadens, so da sich keine hohe 

 Empfindlichkeit wrde erreichen lassen. 

 Man kombiniert deshalb entweder mehrere 

 Nadeln von gleicher Strke, aber entgegen- 

 gesetzt gerichtetem Magnetismus, die auf 

 verschiedenen Seiten der festen Spulen 

 so angeordnet sind, da der die Spulen durch- 

 flieende Strom sie in gleichem Drehsinne, 

 der Erdmagnetismus dagegen in entgegen- 

 gesetztem Sinne abzulenken sucht. Damit 

 verschwindet die Wirkung des letzteren. 

 Man nennt das Verfahren Astasierung. 



Oder man schliet die Nadeln voll- 

 kommen in ein mehrfaches Gehuse weichen 

 Eisens ein, das den Erdmagnetismus ab- 

 schirmt, und erreicht dadurch noch den 

 weiteren Vorteil, da das Galvanometer von 

 Strungen durch fremde Strme und Ma- 

 gnetfelder frei wird. Eine bekannte und 

 gleichzeitig auerordentlich empfindliche Aus- 

 fhrung dieser Art ist das Kugelpanzer- 

 galvanometer von Dubois-Rubens (Fig. 6). 



Das Ableseverfahren ist bei den Nadel- 

 galvanometern dasselbe wie bei den Gal- 

 vanometern nach dem Drehspulprinzip. 



Um verschiedene Konstruktionen von Nadel- 

 galvanometern miteinander vergleichen zu knnen, 

 hat man eine ,, Normalempfindlichkeit" fest- 

 gesetzt. Man nimmt als Norm an: Einen Draht- 

 querschnitt, der einen Spulenwiderstand von einem 

 Ohm ergibt, ein richtendes Magnetfeld, das der 

 gegebenen Nadel eine einfache Schwingungsdauer 

 von 5 Sekunden erteilt und einen Skalenabstand 

 von 1000 mm. Der Ausschlag e mm, den der 

 Strom 10- 6 Ampere unter diesen Umstnden 

 geben wrde, wenn der Ausschlag als der Strom- 

 strke proportional angenommen wird, heit 

 Normalempfindlichkeit des Instrumentes. 



Besitzt nun ein Instrument bei dem Wider- 

 stnde r Ohm, der Schwingungsdauer t Sekunden 

 und dem Skalenabstande A die Empfindlichkeit 



e ^ . , so ist seine Normalempfindlich- 



weiter, je krzer die Nadel und je weiter 

 die Spule ist. 



Tangentenbussole. Die Tangenten- 

 bussole, die auf demselben Prinzipe beruht, 

 wie die Nadelgalvanometer, ist durch diese 

 lngst berholt und fristet hauptschlich 

 in Sammlungen und konservativen Lehr- 

 bchern ein stilles Dasein. Sie besteht aus 

 einem frei drehbaren Magneten und einer oder 



& 



Fig. 6. Kugelpanzergalvanometer nach Dubois- 

 Rubens. 



einigen 



106 Ampere ' 

 keit 



e = e. 



2 

 't 2 



1000 



Proportionalitt 

 Die Grenze reicht 



A 

 zwischen 



Ausschlag besteht nur fr 



kleine Ausschlge 



allgemeinen 



ihn in weiterem Abstnde umgeben- 

 den Drahtwindungen. Die Windungsebene 

 soll im magnetischen Meridiane stehen. Die 

 ablenkende Kraft des Stromes und die 

 richtende Kraft des Erdmagnetismus fhren 

 die Nadel zu einem Einstellungswinkel, dessen 

 Tangens der Stromstrke proportional ist. 

 y) Gleichstrommessung durch Dre- 

 hung der Polarisationsebene des 

 Lichtes. Als letzte Methode, nach der nur 

 Gleichstrom gemessen werden kann, mge 

 die Drehung der Polarisationsebene des 

 Lichtes beim Durchgang durch eine im 

 Magnetfelde des Stromes befindliche Flssig- 

 keit erwhnt werden. Am besten eignet sich 

 Schwefelkohlenstoff. Die Methode ist nur 

 fr starke Strme anwendbar, aber wegen 

 ihrer Einfachheit zu empfehlen. 



4c) Meverfahren, mit denen sowohl 

 Gleichstrme als auch der Effektiv- 

 wert von Wechselstrmen gemessen 

 werden kann. Smtliche Apparate, die 

 um so Effektivwerte (vgl. den Artikel Elek- 



Strom und 



