294 



Elektrischer Strom 



trische Spannung") von Wechselstrmen 

 messen, besitzen einen gemeinsamen Nach- 

 teil, der in der Natur des Effektivwertes 

 begrndet liegt. Bei allen ist nmlich die 

 Wirkung des Stromes oder der Ausschlag 

 dem Quadrate des Stromes proportional. 

 Sie erhalten also alle eine quadratisch geteilte 

 Skale und sind in der Nhe des Nullpunktes 

 ganz unempfindlich. 



a) Indirekte Methode. Messung von 

 Spannung und Widerstand. Unter 

 den zahlreichen Methoden, nach denen sich 

 sowohl Gleich- als auch Wechselstrom und 

 zwar dessen Effektivwert messen lt, ist 

 die indirekte Methode, den Strom durch die 

 Spannung zu messen, die er in einein be- 

 kannten Widerstnde erzeugt, bei weitem 

 die genaueste, wenn die Spannung durch 

 Kompensation oder bei Wechselstrom elektro- 

 metrisch gemessen wird. Der Grund liegt darin, 

 da die zu den Messungen benutzten Normal- 

 widerstnde (vgl. die Artikel Elektrische 

 Manormale" und Elektrischer Wider- 

 stand") auerordentlich konstant und genau 

 bekannt sind und andererseits die erwhnten 

 Spannungsmemethoden zu den besten Me- 

 methoden berhaupt zhlen. Die Normal- 

 widerstnde gleicht man so genau wie mg- 

 lich auf Zehnerpotenzen ab, so da sich die 

 Strme aus den kompensierten Spannungen 

 ohne Umrechnungsfaktoren ergeben. 



Bei Wechselstrom mssen die Normal- 

 widerstnde selbstinduktions- und kapazi- 

 ttsfrei sein, wenn der mit Hilfe von Gleich- 

 strom ermittelte Widerstandswert auch fr 

 den Wechselstrom gltig sein soll. Ferner 

 darf nicht auer Acht gelassen werden, da 

 bei Wechselstrom die Spannung zwischen 

 zwei Punkten nicht mehr unabhngig von 

 dem Wege ist, auf dem sie dem Meinstru- 

 mente zugefhrt wird. Deshalb ist die 

 Abzweigung der Spannung vom Normal- 

 widerstande zum Elektrometer so zu fhren, 

 da in ihr keine zustzlichen elektromo- 

 torischen Krfte erzeugt werden. Das 

 heit, der gesamte Stromkreis, in dem sich 

 das Elektrometer befindet, mu selbstin- 

 duktionsfrei sein. Die nebenstehende Figur 7 

 gibt an, wie das neuerdings erreicht wird. 

 Der Normalwiderstand besteht aus einem 

 geraden, vom Khlwasser durchflossenen 

 Manganinrohre. Au den Punkten A und B 

 wird die Spannung abgenommen. Das in A 

 abgenommene Potential wird durch das 

 konzentrische Rohr bis nach C unmittelbar 

 neben B zurckgefhrt. Von C und B aus 

 gehen die unmittelbar nebeneinanderliegen- 

 den Leitungen zum Elektrometer. > Auf 

 diese Weise ist der Elektrometerkreis fast 

 vollkommen bifilar, also selbstinduktionsfrei 

 gemacht. 



Bezglich der Ausfhrung der Spannungs- 



messungen mu auf den Artikel Elek- 

 trische Spannung" verwiesen werden. 



) Wirkung zwischen Strom und 

 weichem Eisen. Whrend sich die Wir- 

 kung zwischen dem Strom und einem per- 

 manenten Magneten nicht zur Messung von 

 Wechselstrmen verwenden lt, kann die 

 Wirkung zwischen Strom und weichem 



Jsolierter Ring 



n'i 



A Manganinrohr 



Potential-^ 



klemmen"'" . 



hl 



^ 



mi 



Fig. 7. Selbstinduktions- und kapazittsfreier 

 Normalwid erstand . 



Eisen, da sie lediglich in einer Anziehung 

 des Eisens durch das Magnetfeld des Stromes 

 unabhngig von dessen Richtung besteht, 

 zur Messung von Gleichstrom und von 

 Wechselstrom benutzt werden. 



Die anziehende Kraft zwischen dem Eisen 

 und einer vom Mestrom durchflossenen 

 Spule ist dem Produkt aus dem magnetischen 

 Momente der Spule und dem des Weich- 

 eisenstckchens proportional. Das magne- 

 tische Moment der Spule ist der Stromstrke 

 proportional, das des Weicheisenstckchens 

 dagegen nicht, sondern nach einem kompli- 

 zierten Gesetze von ihr abhngig. Die Folge 

 ist, da die Skale der auf diesem Prinzip 

 beruhenden Apparate, der Weicheisen"- 

 oder auch elektromagnetischen Apparate", 

 durch eine empirische Eichung gewonnen 

 werden mu. Ferner wirkt Wechselstrom 

 wegen der Verluste durch Hysterese und 

 Wirbelstrme im Eisen anders als Gleich- 

 strom und auch bei verschiedenen Perioden- 

 zahlen verschieden. Die Instrumente mssen 

 also fr Wechselstrom eine besondere, nur 

 fr eine bestimmte Periodenzahl gltige 

 Skale erhalten. Endlich geben sie fr Gleich- 

 strom berhaupt keine scharf definierten 

 Werte, denn der Magnetismus des Eisen- 

 stckchens ist infolge der Hystere grer, 

 wenn ein bestimmter Strom durch Ver- 

 ringern eines strkeren, als wenn er durch 

 Verstrken eines schwcheren eingestellt wird. 



Der einzige Vorzug dieser Apparate ist 

 ihre Billigkeit. Sie werden deshalb nur an- 

 gewandt, wo eine rohe Kenntnis des zu 

 messenden Stromes gengt. 



y) Wirkung zwischen Strom und 

 Strom. Viel wichtiger ist die Strommessung 

 aus der Wirkung zwischen Strom und Strom 

 oder die Wirkung des erst einen festen, dann 

 einen beweglichen Leiter durchflieenden 



