Elektrischer Strom 



29r 



Stromes auf sich selbst. Es leuchtet ein, 

 da diese Wirkung, solange magnetische 

 Materialien ferngehalten werden, nur von 

 der rumlichen Lage der Strme zueinander 

 abhngig ist und infolgedessen sehr konstant 

 gemacht werden kann. In der Tat beruhen 

 die besten der gleichzeitig Gleich- und Wech- 

 selstrom messenden Apparate auf diesem 

 Prinzipe. Man kann mit ihnen auch Wechsel- 

 strom messen, weil die dem Produkte der 

 beiden Strme i x und i 2 proportionale Wir- 

 kung ihre Richtung ndert, wenn i x oder i 2 

 sein" Vorzeichen ndert. Aendern also beide 

 zugleich ihr Vorzeichen, wie es bei Wechsel- 

 strom (ij und i 3 zwei Stcke desselben 

 Stromes) der Fall Ist, so ndert die Wirkung 

 ihre Richtung nicht. 



Dynamometrische T Strommesser. 

 Auf diesem Prinzip beruhen zwei Gruppen 

 von Apparaten. Bei denen der ersten Gruppe 

 wird die ablenkende 

 Kraft der Strme durch 

 eine Feder aufgewogen 

 und der Ausschlag durch 

 einen Zeiger angegeben. 

 Man nennt diese Appa- 

 rate dynamometrische 

 Strommesser. Das be- 

 wegliche System ruht 

 bei ihnen ebenso wie bei 

 den Drehspulapparaten 

 unten mit Stahlspitze 

 auf einem Achatlager. 

 Die Wirkung der Spulen 

 aufeinander durch Eisen 

 zu verstrken, ist aus 

 den bei den Weich- 

 eisenapparaten ausein- 

 andergesetzten Grnden 

 zu widerraten. 



Wenn die dynamome- 

 trischen Strommesser zur Messung von 

 Gleichstrom benutzt werden sollen, so 

 ist zu bercksichtigen, da sie vom 

 magnetischen Erdfelde merklich beeinflut 

 werden, weil ihr eigenes, von der festen 

 eisenlosen Spule erzeugtes Magnetfeld ver- 

 hltnismig schwach ist. Sie zeigen deshalb 

 fr verschiedene Stromrichtungen im all- 

 gemeinen verschieden. Man erhlt die rich- 

 tigen Werte, wenn man zwei Ablesungen mit 

 entgegengesetzten Stromrichtungen macht 

 und aus beiden das Mittel nimmt. In dieser 

 Weise findet auch die Eichung der Dynamo- 

 meter mit Gleichstrom statt, weil sie genauer 

 und bequemer ist als eine Eichung mit 

 Wechselstrom, und die mit Gleichstrom er- 

 haltenen Werte auch fr Wechselstrom nie- 

 derer Frequenz richtig sind. Bei hheren 

 Frequenzen sind besonders dann Abwei- 

 chungen zu befrchten, wenn das Verzwei- 

 gungsprinzip angewandt ist, weil der Neben- 

 schluwiderstand einen anderen Selbstin- 



duktionskoeffizienten besitzt als das In- 

 strument und infolgedessen die Stromver- 

 teilung zwischen beiden bei Wechselstrom 

 anders wird als bei Gleichstrom. 



Die nebenstehende Figur 8 zeigt einen 

 dynamometrischen Strommesser der Firma 

 Siemens und Halske. 



Stromwagen. Die zweite Gruppe der 

 auf der Wirkung zwischen Strom und Strom 

 beruhenden Apparate sind die Stromwagen. 

 Bei ihnen wird die Kraft zwischen den Str- 

 men nicht zur Erzeugung eines Ausschlages 

 verwandt, sondern wie bei einer Wage durch 

 Gewichte ausgeglichen, indem man die eine 

 Spule an dem einen Arm eines Wagebalkens 

 anbringt und den anderen Arm mit Ge- 

 wichten belastet. Rayleigh, Helmholtz, 

 Lord Kelvin haben derartige Stromwagen 

 konstruiert. 



Bei der Stromwage nach Lord Kelvin 



Fig. 8. 



Dynamometrischer Strommesser. 



tragen beide Arme der Wage Spulen, die 

 vom Strome in entgegengesetzten Rich- 

 tungen durchflssen werden, um die Ein- 

 wirkung des Erdmagnetismus zu beseitigen. 

 Die Stromrichtung in den vier festen Spulen 

 ist derart, da diebeiden beweglichen Spulen 

 im gleichen Drehsinne angezogen werden. 

 Das entstehende, dem Quadrat des Stromes 

 proportionale Drehmoment wird durch Ver- 

 schiebung eines Laufgewichtes auf einer 

 Skale balanziert und gemessen. Die Teilung 

 ist direkt in Werten der Stromstrke aus- 

 gefhrt. Die Stromwagen eignen sich be- 

 sonders zur Messung groer Strme und 

 sind hauptschlich in England beliebt. 



) Wrmewirkungen des Stromes 

 im durchstrmten Leiter. Die Wrnie- 

 wirkung des Stromes wird in mannigfacher 

 Weise zur Messung ausgenutzt. Da die 

 Wrmewirkung des Stromes seinem Qua- 

 drate proportional ist, so mit man auch 

 nach diesem Prinzip bei Wechselstrom Ef- 



