296 



Elektrischer Strom 



fektivwerte. Der groe Vorzug dieser Ver- 

 fahren liegt darin, da sie von fremden 

 Strmen und Magnetfeldern nicht beein- 

 flut werden und da sie fast ganz induk- 

 tions- und kapazittsfreie Konstruktionen 

 zulassen, weil Spulen nicht vorkommen. 



1. Verlngerung des erwrmten 

 Leiters. Hitzdrahtstrommesser. Das 

 technisch wichtigste Verfahren ist die Mes- 

 sung der durch die Stromwrme bewirkten 

 Verlngerung eines Drahtes, des sogenannten 

 Hitzdrahtes. 



Bei den neuen von der Firma Hartmann 

 & Braun hergestellten Hitzdrahtinstru- 

 menten durchfliet und erhitzt der Strom 

 einen dnnen, aus Platiniridium hergestellten 

 Draht. Die durch die Erhitzung bewirkte 

 Verlngerung des Drahtes wird in vergr- 

 ertem Mae auf einen Zeiger bertragen. 

 Der Uebelstand aller Effektivwerte messen- 

 den Strommesser, die Unempfindlichkeit 

 in der Nhe des Nullpunktes ist bei den Hitz- 

 drahtinstrumenten durch einen geschickten 

 Kunstgriff stark verringert. In die Ueber- 

 tragung der Hitzdrahtverlngerung auf die 

 Zeigerbewegung ist nmlich ein Exzenter ein- 

 geschaltet, das bewirkt, da die Hitzdraht- 

 verlngerung bei kleinem Ausschlag stark, 

 bei groem Ausschlag dagegen nur schwach 

 vergrert wird. Solange der Strom die 

 Hitzdrahtapparate unverzweigt durchfliet, 

 bleiben ihre Angaben auch fr ziemlich hohe 

 Frequenzen richtig. Ja sie lassen sich sogar 

 zur Messung von Strmen der hchsten 

 Frequenzen einrichten, wenn statt eines 

 dickeren Hitzdrahtes zahlreiche sehr dnne 

 einander parallel geschaltet werden. 



Die Empfindlichkeit der Hitzdraht- 

 apparate wrde sich durch den Einschlu 

 des Hitzdrahtes in ein hohes Vakuum be- 

 deutend steigern lassen. Die Schwierigkeit 

 liegt in der Erhaltung des Vakuums. 



2. Temperaturerhhung des er- 

 wrmten Leiters. Statt der Verlngerung 

 eines Hitzdrahtes kann man auch seine 

 dem Quadrate der Stromstrke annhernd 

 proportionale Temperaturerhhung mit Hilfe 

 eines auf den Draht gelteten Thermoele- 

 mentes messen, das an ein Galvanometer 

 angeschlossen wird und in diesem einen 

 der Thermokraft proportionalen Ausschlag 

 erzeugt. 



Die Ltstelle mu mglichst punkt- 

 frmig sein, damit der zu messende Strom 

 nicht in den Thermomekreis bergeht. 

 Auch hier wird die Empfindlichkeit wesent- 

 lich erhht, wenn man den Hitzdraht mit 

 dem Thermoelemente, das Thermokreuz", 

 in ein hochevakuiertes Gef einschliet. 

 Eine weitere Erhhung der Empfindlich- 

 keit ergibt sich durch Reihenschaltung meh- 

 rerer solcher Thermokreuze, wobei durch 



eine von Salomonson angegebene Brcken- 

 schaltung nach Figur 9 wiederum dafr 

 gesorgt wird, da kein Strom in den Thermo- 

 mekreis gelangt. Mit drei Thermokreuzen 

 in jedem Brckenzweige, die aus 15 // dicken 

 und 12 mm langen Drhten im Vakuum be- 

 stehen, erhlt man nach Schering bei einem 

 Mestrome von 5 Milliampere eine Thermo- 



im w^. 



1EEH 5ES 



5=5 &* 



<& 



Fig. 9. Salomorison'sche Schaltung. 



kraft von 16 Millivolt, die in einem geeig- 

 neten Zeigergalvanometer einen Ausschlag 

 ber die ganze Skale erzeugt. Der Wider- 

 stand der Anordnung betrgt 100 Ohm. 



Die Schaltung ist nur brauchbar, wenn 

 Materialien ohne Temperaturkoeffizienten 

 wie Konstanten oder Manganin verwendet 

 werden. Bei anderen Metallen ergeben sich 

 infolge des Peltiereffektes betrchtliche Unter- 

 schiede in den Angaben fr Gleich- und 

 Wechselstrom. 



Die Firma Guggenheimer stellt nach 

 diesem Verfahren, doch ohne die Thermo- 

 kreuze in ein Vakuum einzuschlieen, tech- 

 nische Strommesser her, die direkt Strom- 

 strken bis 1 Ampere bei einem maximalen 

 Spannungsabfall von 0,225 Volt messen. 



Bei dem Thermogalvanometer von 

 Duddell sind der vom Mestrom durch- 

 flossene Kreis und der Thermokreis vollstndig 

 voneinander getrennt. Der vom Mestrom 

 durchflossene Hitzdraht besteht aus einem 



3 bis 4mm langen platzierten Quarzfaden, der 

 seine Wrme auf ein Thermoelement aus 

 Antimon -Wismut strahlen lt. Das Thermo- 

 element ist mit Silberdraht zu einer kleinen 

 Schleife geschlossen, die zwischen starken 

 Magnetpolen an einem Quarzfaden aufgehngt 

 ist und einen Ablesespiegel ber sich trgt. 

 Widerstand und Empfindlichkeit betragen 



4 Ohm und 10-* Volt oder 1000 Ohm und 

 10-e Ampere fr einen Skalenteil Ausschlag 

 bei normalem Spiegelablese verfahren. 



3. Widerstandserhhung des er- 



