Elektrischer Strom 



2 IT 



wrmten Leiters. Ferner dient die durch 

 die Erwrmung des Hitzdrahtes bewirkte 

 Widerstandserhhung besonders zur Mes- 

 sungschwacher Hochfrequenzstrme. Figur 10 



Fig. 10. Bolometerbrcke. 



zeigt die Anordnung, die aus einer doppelten 

 Verzweigung, einer sogenannten Bolometer- 

 brcke, besteht. Die Widerstnde der durch 

 einen konstanten Akkumulator gespeisten 

 groen Wheatstoneschen Brcke sind so ab- 

 geglichen, da das Galvanometer stromlos 

 ist. Der Mestrom wird durch die kleine 

 Verzweigung a, b, c, d geleitet, die so ab- 

 geglichen ist, da kein Strom in die groe 

 Brcke bergeht (am einfachsten durch 

 a = b = c = d). Die Stromwrme erhht 

 den Widerstand der kleinen Verzweigung 

 und das Galvanometer zeigt einen der Lei- 

 stung des zu messenden Stromes propor- 

 tionalen Ausschlag. Damit uere Tem- 

 peraturnderungen nicht stren, wird der 

 rechte Zweig der groen Brcke dem linken 

 vollstndig gleich gemacht und beide in 

 derselben wrmeisolierten Kasten einge- 

 schlssen. Nimmt man als Widerstnde 

 a b c d Wollastondrhte im hohen Vakuum, so 

 erreicht man sehr groe Empfindlichkeiten. 



4. Lichtstrahlung des erhitzten 

 Leiters. Starke Strme lassen sich auch 

 durch die Glhtemperatur messen, in die 

 sie einen geeigneten Leiter, z. B. ein dnnes 

 Platinband, in definierter Umgebung ver- 

 setzen. Die Glhtemperatur lt sich photo- 

 metrisch genau bestimmen. Die Eichung 

 wird mit Gleichstrom bekannter Intensitt 

 vorgenommen. Ein Nachteil der Methode 

 liegt darin, da elektrisch geglhte Metalle 

 zerstuben und infolgedessen ihr Wider- 

 stand langsam wchst, so da eine ftere 

 Wiederholung der Eichung ntig ist. 



e) Striktionswirkung des Stromes. 

 Wenn ein Strom einen Leiter durchfliet, 

 so entsteht infolge der Anziehung zwischen 

 den einzelnen Stromfden im Leiter ein 

 nach seiner Achse gerichteter Druck, dessen 

 Gre dem Quadrat der Stromstrke pro- 

 portional ist. Ist der Leiter eine Flssigkeit, 

 so lt sich die Gre des Druckes messen. 

 Dieses Prinzip hat der Amerikaner Nor- 

 thrup zur Konstruktion eines Strommessers 



fr hohe Stromstrken benutzt. Die Figur 11 

 lt die Anordnung eines Striktionselementes 

 erkennen. Der Strom fliet von dem Kupfer- 

 zylinder A x durch die von dem Elfenbein- 

 ring e begrenzte Quecksilberschicht z nach 

 A 2 . Dann steigt das Quecksilber infolge 

 des nach der Achse gerichteten Striktions- 

 druckes in p 2 an und sinkt in p x . Unter 

 Annahme gleicher Stromverteilung lt sich 

 die Druckwirkung und die Steighhe be- 

 rechnen. Fr ein einzelnes Element ist sie 

 gering, aber sie lt sich leicht durch Hinter- 

 einanderschaltung mehrerer Elemente und 



; ,- Kupfer 



.Elfen- 

 bein 



:'.: "Quecksilber 



Fig. 11. Schema eines Striktionselenientes nach 

 Northrup. 



durch Ueberschichtung des Quecksilbers 

 mit dem spezifischen viel leichteren Wasser 

 stark vergrern. So konstruierte Nor- 

 thrup einen Strommesser fr 2000 Ampere 

 mit einer Steighhe von 50 cm und dem 

 uerst geringen Energieverbrauch von 23 

 Watt. 



Die Instrumente knnen mit Gleichstrom 

 geeicht werden und sind von der Kurven- 

 form des Wechselstromes sowie von ueren 

 Feldern unabhngig. 



4d) Meverfahren, mit denen nur 

 der Effektivwert von Wechselstrmen 

 gemessen werden kann, a) Das In- 

 duktionsprinzip. Von den Verfahren, 

 mit denen ausschlielich Wechselstrom oder 

 die Wechselstromkomponente eines perio- 

 dischen Stromes gemessen wird, kann nur 

 das Induktionsprinzip zur Konstruktion von 

 Zeigerapparaten benutzt werden. Die an- 

 deren Verfahren eignen sich nur zu Null- 

 methoden. Der Induktionsstrommesser ent- 

 spricht einem Zweiphasenmotor. Ein um- 

 laufendes Magnetfeld erzeugt in einem Anker 

 Wechselstrme, die von den Wechselstrmen 

 der festen Spulen angezogen werden und 

 auf den Anker ein Drehmoment ausben, 

 das mit Hilfe einer Feder zu einer von der 

 Stromstrke abhngigen Einstellung fhrt. 

 Figur 12 zeigt das Schaltungsschema eines 



