298 



Elektrischer Strom 



Induktionsstrommessers, Figur 13 die An- 

 ordnung seiner Spulen. Der in das Instru- 

 ment eintretende Strom verzweigt sich bei 

 1 in zwei Zweige, von denen der eine eine 

 groeSelbstinduktionbei kleinem Widerstnde, 

 der andere eine geringe Selbstinduktion mit 

 Vorschaltwiderstand enthlt. Die Folge ist, 

 da die Strme in den beiden Zweigen in 

 der Phase gegeneinander verschoben sind. 

 Durchflieen sie die festen Spulen des In- 



Fig. 12. Stromverzweigung in einem Induktions- 

 strommesser. 



Fig. 13. Schema eines Strommessers nach dem 

 Induktionsprinzip. 



strumentes in der in Figur 13 angegebenen 

 Weise, so entsteht in dem aus einem Alu- 

 miniumzylinder bestehenden Anker ein ma- 

 gnetisches Drehfeld, das die oben angegebenen 

 Wirkungen ausbt. Die genauere Theorie 

 der Instrumente ist verwickelt. Ihr Haupt- 

 mangel ist, da sie auf einen ziemlich engen 

 Bereich der Frequenz beschrnkt sind. 



) Das Resonanzprinzip. Erteilt 

 man einem schwingungsfhigen Systeme 

 regelmige Ste von einer Frequenz, die 

 mit der Eigenfrequenz des Systemes nahe 

 oder vllig zusammenfllt, so kann man 

 das System durch sehr geringfgige Ste 

 zu starken Schwingungen anregen. Nach 

 diesem Prinzip lassen sich verschiedene sehr 

 empfindliche Nullinstrumente konstruieren. 

 Denn mit Hilfe der Intensitt der Schwin- 

 gungen die Strke des erregenden Stromes 

 zu messen, ist unmglich, weil sich die 

 Empfindlichkeit der Systeme mit der Ge- 

 nauigkeit, mit der die Resonanz erreicht ist, 

 sehr stark ndert und es praktisch unmglich 

 ist, die Frequenz des zu messenden Stromes 

 und auch die Eigenfrequenz des Systemes 



whrend des Versuches so konstant zu er- 

 halten, wie es fr diesen Zweck ntig wre. 

 Infolgedessen kann man nur auf Verschwin- 

 den der Schwingungen, also Verschwinden 

 des Stromes einstellen. Da die Schwingungen 

 aber auch fast ganz aufhren, wenn die 

 Resonanz verloren geht, so ist auf deren 

 Erhaltung besonderer Wert zu legen. Strme, 

 deren Frequenz inkonstant ist, lassen sich 

 nach diesem Prinzip nicht messen. 



Es eignen sich fr das Resonanzprinzip 

 die Wirkung zwischen Strom und Magneten 

 und die Wirkung zwischen Strom und weichem 

 Eisen. Die Wrmewirkung und die Strik- 

 tionswirkung des Stromes sind zu trge, 

 die Wirkung zwischen Strom und Strom fr 

 Nullmethoden zu unempfindlich. 



Dem Nadelgalvanometer hnlich ist das 

 Vibrationsgalvanometer nach Dubois-Rubens. 

 Es benutzt die Torsionsschwingungen einer 

 gespannten Saite, deren Eigenfrequenz sich 

 durch Aenderung ihrer Lnge, Dicke und 

 Spannung in weiten Grenzen variieren lt. 

 In der Nhe von vier ber Kreuz stehenden 

 kleinen, mit Spulen versehenen Magnetpolen 

 trgt die Saite Eisenstbchen. Der Wechsel- 

 strom wird so durch die Spulen gefhrt, da 

 die von dem Magnetpolen magnetisierten 

 Eisenstbchen zum Schwingen gebracht 

 werden. Ueber den Eisenstbchen trgt die 

 Saite einen winzigen Spiegel, in dem das 

 Bild einer Lichtlinie (beleuchteter Spalt, 

 Faden einer Glhlampe usw.) mit einem 

 Fernrohre beobachtet wird. Schwingt die 

 Saite, so wird das Bild der hellen Linie zu 

 einem Bande verbreitert. 



Eine andere, dem Drehspulgalvanometer 

 nachgebildete Form ist das Vibrations- 

 galvanometer von Duddell. Das bewegliche 

 vom Strom durchflossene System wird 

 durch eine bifilare Schleife aus flachem Kup- 

 fer- oder Bronzeband gebildet, auf die ein 

 kleiner Spiegel aufgekittet ist. Die Schleife 

 liegt zwischen den zugeschrften Polen 

 eines starken Elektromagneten. Die Eigen- 

 frequenz lt sich auch hier durch Aende- 

 rung der Lnge, Dicke und Spannung der 

 Bnder in weiten Grenzen verndern. 



Beide Arten von Vibrationsgalvanometern 

 besitzen eine groe Empfindlichkeit. Das 

 von Dudell hat den Vorzug geringer Selbst- 

 induktion. 



y) Das Telephonprinzip. Endlich 

 gehren noch die Telephone zu den In- 

 strumenten, die ausschlielich durch Wech- 

 selstrom beeinflut werden. Ihre Anord- 

 nung ist bekannt. Eine Eisenmembran ist 

 vor den Polen eines hufeisenfrmigen Ma- 

 gneten eingespannt. Die Schenkel des Ma- 

 gneten tragen die von Mestrom durchflos- 

 senen Spulen, die die Membran in Schwin- 

 gungen versetzen. Der Unterschied der 

 I Telephone gegen die Resonanzinstrumente 



