Elektrischer Strom 



3lil 



versetzt sind, da sie in bestimmter Rich- 

 tung betrachtet eine fortlaufende gerade 

 Linie bilden, auf der das Glimmlicht oszil- 

 liert. Betrachtet man das Bild der Linie 

 im rotierenden Spiegel, so sieht man das 

 Bild der Kurve. Doch erscheint sie nicht 

 als Linie, sondern die ganzen von der Kurve 

 und der Nullinie umschlossenen Flchen 

 leuchten und geben die Kurve als Begren- 

 zung, 



Um die Intensitt des Glimmlichtes zu 

 erhhen, nimmt man statt der Drhte breite 

 Kickelbleche. Betrachtet man sie von der 

 scharfen Kante her, so sieht man in eine 

 betrchtliche Tiefe des Glimmlichtes hinein. 

 Doch wird die grere Intensitt auf Kosten 

 der Empfindlichkeit erkauft, da infolge der 

 vergrerten Kathodenflche grere Strom- 

 strken ntig sind, um die gleiche Lnge des 

 Glimmlichtes zu ei zielen, wie bei dnnen 

 Drhten. Den groen Vorzgen dieses Os- 

 zillographen, die in seiner Freiheit von Ka- 

 pazitt und Selbstinduktion, sowie seiner 

 groen Empfindlichkeit bestehen, tut der 

 Nachteil Abbruch, da er erst oberhalb 

 300 Volt anspricht. Er gibt also Kurven, deren 

 unterhalb 300 Volt liegende Teile in die Null- 

 linie gesunken sind und ist infolgedessen nur 

 fr hohe Spannungen zu gebrauchen. 



2. Kurvenaufnahme mit Hilfe be- 

 weglicher Massensysteme. Der Er- 

 finder der Oszillographen mit schwingendem, 

 vom Strom beeinfluten Draht- oder Magnet- 

 nadelsystem ist B 1 o n d e 1. Man unterscheidet 

 hnlich wie bei den Galvanometern Nadel- 

 oszillographen, Spulen- oder besser Schleifen- 

 oszillographen und Saitenoszillographen. Ihr 

 Prinzip ist das gleiche wie das der ent- 

 sprechenden Galvanometer. Ihr wesentlicher 

 Unterschied gegen diese besteht darin, da 

 ihre Eigenfrequenz auf mehrere tausend 

 Schwingungen in der Sekunde gebracht und 

 ihre Dmpfung aperiodisch ist, so da sie 

 auch den hheren Oberschwingungen eines 

 fnfzigperiodigen Wechselstromes noch gut 

 zu folgen vermgen. 



Nadeloszillograph von Blondel. 

 Bei den Blond eischen Nadeloszillographen 

 ist ein 0,2 bis 0,3 mm dickes Eisenband 

 zwischen den Polen eines krftigen Magneten 

 ausgespannt, der es quermagnetisiert, so 

 da es sich wie ein sehr breiter kurzer Magnet 

 verhlt. Der zu untersuchende Strom durch- 

 fliet zwei vor und hinter dem Bande auf- 

 gestellte Spulen, die es ablenken. Die der 

 Ablenkung entgegenwirkende Richtkraft wird 

 von dem starken konstanten Magnetfelde 

 und von der Torsion des Bandes ausgebt, 

 Letztere lt sich durch die Zugspannung des 

 Bandes ndern. 



Die richtige Dmpfung wird dadurch er- 

 zielt, da das ganze System in ein geeignetes 



Oel (Vaselinl, Rizinusl oder Mischung bei- 

 der) eingetaucht wird. 



In der Mitte trgt das Eisenband einen 

 winzigen Spiegel, der einen schmalen auf 

 ihn geworfenen, durch eine Zylinderlinse 

 passend gerichteten Lichtstrahl auf eine 

 zweite Zylinderlinse reflektiert. Letztere 

 zieht ihn zu einem leuchtenden Punkt zu- 

 sammen. Bei der Kleinheit des Oszillo- 

 graphenspiegels mu die Lichtquelle so 

 intensiv sein wie irgend mglich. Durch die 

 Bewegungen des Oszillographenspiegels er- 

 hlt der leuchtende Fleck die der Strom- 

 kurve entsprechenden Ordinatenbewegungen. 

 Die Abzsissenbewegung wird ihm bei Blondel 

 dadurch erteilt, da er von einem zweiten 

 groen Spiegel reflektiert wird, der durch 

 einen Synchronmotor und ein Exzenter 

 whrend anderthalb bis zweier Perioden 

 proportional der Zeit in einer Richtung- 

 gedreht . wird und dann schnell zurck- 

 schnappt. Dieser Spiegel wirft den leuch- 

 tenden Fleck auf eine Mattscheibe oder 

 eine photographische Platte, auf der die 

 Kurve dann direkt als leuchtende Linie 

 aufgezeichnet wird. 



Blondel hat mit seinem Nadeloszillo- 

 graphen Eigenfrequenzen von 50000 er- 

 reicht. Ferner haben diese Oszillographen 

 den Vorzug, da sie eine schlechte Be- 

 handlung vertragen. Dafr sind sie aber viel 

 weniger empfindlich als die bifilaren Oszillo- 

 graphen. Bei einer Eigenfrequenz von 6000 

 und einem Spulenwiderstand von 3 Ohm 

 sind 0,3 Ampere erforderlieh, um brauch- 

 bare Kurven zu erhalten. Auerdem werden 

 die Kurven, besonders die Stromkurven, die 

 durch Abzweigung von einem Nebenschlu- 

 widerstand aufgenommen werden, durch die 

 Selbstinduktion der ablenkenden Spulen 

 leicht verzerrt. 



Bifilare Oszillographen. DievonDud- 

 dell ausgebildeten bifilaren oder Schleifen- 

 oszillographen sind dem Duddellschen Vi- 

 brationsgalvanometer sehr hnlich. Sie sind 

 Vibrationsgalvanometer hoher Eigenfrequehz, 

 die nicht Resonanzschwingungen, sondern 

 bei geringerer Empfindlichkeit erzwungene, 

 der Kurvenform des zu messenden Stromes 

 proportionale Schwingungen ausfhren. 



Der Strom durchfliet zwei schmale und 

 sehr dnne unmittelbar nebeneinander 

 zwischen den Polen eines krftigen Elektro- 

 magneten ausgespannte Bnder aus Phos- 

 phorbronze mit aufgeklebtem winzigem 

 Spiegel. Die Dmpfung und die Sichtbar. 

 machung der Schwingungen erfolgt in den 

 selben Weise wie bei den Nadeloszillographer- 



Die bifilaren Oszillographen haben den 

 Vorteil, da sie praktisch induktionslos sind 

 und eine grere Empfindlichkeit besitzen 

 als die Nadeloszillographen. Dafr reien 

 die Bnder andererseits sehr leicht bei 



