302 



Elektrischer Strom 



Ueberlastimgen. Mit Aluminiumbndern 

 von 10 bis 15 cm Lnge erzielte Blondel 

 Eigenfrequenzen von 10000 bis 15000 und 

 eine Empfindlichkeit von 4 cm Ausschlag bei 

 0,05 bis 0,1 Ampere und 0,5 m Skalenab- 

 stand. 



Durch die Firma Siemens & Halske sind 

 die bifilaren Oszillographen glnzend durch- 

 konstruiert. Die Figur 16 zeigt die von 

 dieser Firma gebauten Oszillographen mit 

 abgenommenem Gehuse. Bei ihnen wird 



so scheint er bei ihrer Drehung nach Figur 17 

 fr ein senkrechtblickendes Auge von links 

 nach rechts zu wandern. 



Die Eigenfrequenz der Siemensschen 

 Oszillographen ist normal 6000. 0,1 Ampere 

 geben bei 0,5 m Skalenabstand 4 bis 5 cm 

 Ausschlag. Bei der Frequenz 4000 ist die 

 zehnfache Empfindlichkeit vorhanden. 



Saitenoszillograph. Der Saiten- 

 oszillograph von Edelmann schliet sich an 

 das Saitengalvanometer von Einthoven an. 



Fig. 16. Oszillograph von Siemens und Halske. 



die Abszissenbewegung durch Exzenter nur I Die Schenkel zweier bereinander stehender 

 angewandt, wenn die Kurven stark vergr- permanenter Magnete umschlieen einen 

 ert projiziert werden sollen. Zum Photo- Messingklotz M (Fig. 18), der in einem ver- 

 graphieren gibt man dem lichtempfindlichen tikalen doppelkeilfrmigen Spalte zwei drei- 

 Papier die Abszissenbewegung einfach da- 

 durch, da man es auf eine synchron ro- 

 tierende zylindrische Trommel aufspannt, 

 die vom leuchtenden Fleck getroffen wird. 

 Sollen die Kurven subjektiv betrachtet 

 werden, so lt man den hellen Fleck auf 

 eine Flche fallen, deren Leitlinie einen Teil 

 einer archimedischen Spirale bildet. Bei 

 dieser ist die Lnge des Radiusvektors dem 

 Drehungswinkel proportional. Fllt also 

 ein Lichtstrahl horizontal auf die Flche, 



Blick- 

 richtung 



Fig. 17. Archimedische Spirale zur Sichtbar- 

 machung von Oszillographenschwingungen. 



Fig. 18. Saitenoszillograph von Edelmann. 



