Elektrischer Strom Elektrische Ventile 



303 



kantige Polschuhe trgt. Zwischen ihnen 

 ist ein versilberter Quarzfaden isoliert aus- 

 gespannt. Der zu untersuchende Strom 

 versetzt den Faden in Schwingungen parallel 

 zur Richtung der Gabelzinken. Mit Hilfe 

 des Mikroskopes P kann die Ordinaten- 

 bewegung des von einem Lichtstrahl punkt- 

 frmig beleuchteten Fadens betrachtet wer- 

 den. Zur Herstellung der Kurve wird das 

 Bild des Fadens auf eine mit photogra- 

 phischem Papier berzogene Trommel ge- 

 worfen. Die Empfindlichkeit ist sehr gro. 

 Ein versilberter Quarzfaden von 0,003 mm 

 Dicke gibt bei 8.10- 10 Ampere einen Milli- 

 meter Ausschlag, eine Empfindlichkeit, die 

 von keinem anderen Oszillographen auch 

 nur annhernd erreicht wird. 



y) Messung des Formfaktors. Der 

 Formfaktor einer Kurve lt sich messen, 

 wenn man einen Kontaktmacher so ein- 

 richtet, da er genau whrend einer halben 

 Periode Kontakt macht. Man schaltet ihn 

 in Serie mit einem Drehspulstrommesser, 

 der dann die halbe mittlere Stromstrke an- 

 gibt. Gleichzeitig mit man die effektive 

 Stromstrke und erhlt als den Quotienten 

 beider den Formfaktor. 



) Analyse von Wechselstromkur- 

 ven. Zur Analyse gegebener Kurven, das 

 heit, zur zahlenmigen Feststellung der 

 sie zusammensetzenden Sinusschwingungen 

 gibt es zwei Wege, den experimentellen, auf 

 dem man diese Gren direkt mit und den 

 analytischen, auf dem man sie aus den ge- 

 zeichneten Kurven graphisch und rechnerisch 

 ermittelt. 



Die eleganteste experimentelle Methode 

 ist die Messung der Schwingungen durch 

 Resonanz. Wenn an eine sinusfrmige 

 Spannung der Frequenz n eine Selbstinduk- 

 tion L und eine Kapazitt C in Serie ange- 

 schlossen werden, so wird fr ganz be- 

 stimmte, zneinandergehrige Werte von n, C 

 und L die Wirksamkeit der Selbstinduktion 

 durch die der Kapazitt aufgehoben und 

 der Stromkreis verhlt sich, als ob nur sein 

 Oh nischer Widerstand R vorhanden wre, 

 so da der Strom ein Maximum erreicht. Die 

 Bedingung hierfr ist, wenn 2mi = co 

 gesetzt wird, 



Leo 2 



Cw 



CO 



F LC 



Mit Hilfe dieser Beziehung kann man 

 durch Verndern von L und C smtliche 

 Resonanzen und damit smtliche Ober- 

 schwingungen der Kurve finden und aus 

 der Gre jedes Strommaximunis ihre Inten- 

 sitten bestimmen. 



Die graphische Analyse beruht in ihrer 



einfachsten Form auf der Ausmessung einer 

 groen Anzahl von Ordinaten der zu unter- 

 suchenden Kurve und der Berechnung der 

 verschiedenen Glieder der Fourierschen Reihe 

 aus den gemessenen Werten. Durch Kon- 

 struktion besonderer Apparate, der Analysa- 

 toren, die die Zerlegung der Kurve in ihre 

 Einzelschwingungen auf mechanischem Wege 

 ausfhren, ist die Methode sehr verbessert 

 worden. 



Literatur. Heirike, Handbuch der Elektro- 

 technik. Leipzig 190S. Abraham, Theorie der 

 Elektrizitt. Leipzig 1905. Kittief, Allgemeine 

 Elektrotechnik 1909 und 1910. Kohl rausch, 

 Lehrbuch der Physik. Leipzig und Berlin 1910. 

 Manuell, Lehrbuch der Elektrizitt und 

 des Magnetismus. Berlin 1883. Orlich, 

 Aufnahme und Analyse von Wechselstrom kurven. 

 Braunschweig 1906. 



G. Schulze 



Elektrische Ventile. 



1. Definition und Anwendung elektrischer 

 Ventile. 2. Die Schaltungen der Ventile und die 

 allgemeinen Eigentmlichkeiten der Gleichrich- 

 tung von Wechselstrom. 3. Die Einteilung der 

 Ventile nach den bei ihnen benutzten Grenzen: 

 a) DieGrenze Metall Metall. Ventilwirkung durch 

 Thermokrfte. b) DieGrenze Metall Gas: a) Ven- 

 tilwirkung durch anormalen Kathodenfall, ) Ven- 

 tilwirkung durch normalen Kathodenfall, c) Die 

 Grenze Metall Elektrolyt, d) Die Grenze Gas 

 Elektrolyt. Elektrolytgleichrichter. 4. Ventile, 

 deren Wirkungsweise noch nicht sicher erklrt ist. 

 Detektoren. 



i. Definition und Anwendung elektri- 

 scher Ventile. Ein elektrisches Ventil ist eine 

 Vorrichtung, die dem elektrischen Strome in 

 der einen Richtung einen anderen Widerstand 

 (und zwar im allgemeinen einen Widerstand 

 von anderer Grenordnung) bietet als in der 

 entgegengesetzten Richtung, so da das Ven- 

 til bei gleichen Spannungen in der einen 

 Richtung einen viel strkeren Strom zult 

 als in der anderen. Ferner soll diese Eigen- 

 schaft, die auch Unipolaritt genannt wird, 

 in der physikalischen Beschaffenheit des Ven- 

 tiles ihre Ursache haben und nicht durch 

 uere Bewegungen hervorgerufen werden: 

 Schalter, schwingende Kontaktfedern und 

 rotierende Kollektoren gehren nicht zu den 

 Ventilen. 



Die elektrischen Ventile finden eine zwei- 

 fache Verwendung, die man als statische und 

 dynamische kennzeichnen kann. Statisch 

 werden sie verwendet, um die normale ge- 

 wnschte Richtung eines Gleichstromes zu- 

 zulassen, die entgegengesetzte zu unterdrcken. 

 Ldt beispielsweise eine auf der Achse einer 

 fahrenden Lokomotive sitzende Dynamo 



