336 



Elektrischer W iderstand 



nicht im Vakuum brennen. Im kalten Zu- 

 stande ist der Leuchtkrper nichtleitend, 

 er mu daher durch eine besondere Vor- 

 richtung (Platinspirale) angeheizt werden. 

 Der Widerstand von Nernstlampen besitzt 

 einen derartig groen negativen Tem- 

 peraturkoeffizienten, da beim normalen 

 Betriebsstrom die Klemmenspannung der 

 Lampe fast unabhngig vom Strom ist und 

 unter Umstnden sogar mit zunehmendem 

 Strome abnimmt. Solche Leiter mit einer 

 abfallenden Charakteristik knnen nicht ohne 

 weiteres an eine konstante Netzspannung 

 angeschlossen werden, weil dann der elek- 

 trische Zustand dieses Systems, hnlich wie 

 beim Lichtbogen (vgl. den Artikel Licht- 

 bogenentladung") labil wre; daher kann 

 ein Nernstscher Glhkrper nur mit einem 

 Vorschaltwiderstande stabil brennen, dessen 

 Charakteristik eine bestimmte Mindeststeil- 

 heit haben mu; man verwendet dazu die 

 oben (S. 325) erwhnten Eisendrahtwider- 

 stnde in verdnntem Wasserstoff, deren 

 Charakteristik schon bei geringem Wider- 

 standsbetrage gengend steil verluft ; in ihm 

 werden etwa 10 bis 15% der im Nernst- 

 krper verbrauchten Energie vernichtet. 

 Aus diesem Grunde und vor allem, weil die 

 Lampe nicht im Vakuum brennen kann, 

 ist ihr spezifischer Energieverbrauch un- 

 gnstiger als bei Metallfadenlampen, nm- 

 lich 1,7 bis 2 Watt/H. K. 



3. Bei Messungen. Endlich wird die 

 Wrmewirkung des elektrischen Stromes 

 vielfach zu Mezwecken benutzt, und zwar 



a) zu thermischen Messungen, wenn 

 es sich darum handelt, einem Krper eine 

 bestimmte Wrmemenge zuzufhren (z. B. 

 bei Messungen der spezifischen Wrme); die 

 elektrische Widerstandserhitzung hat hier 

 vor allen anderen Verfahren den Vorzug, 

 da die erzeugte Wrmemenge sehr einfach 

 und sehr genau in absolutem Energiema 

 gemessen werden kann, nmlich durch 

 Messung der verbrauchten elektrischen Ener- 

 gie E.J: 



) zur Strommessung, indem man die 

 Temperaturerhhung eines von dem zu 

 messenden Strome durchflossenen Wider- 

 standes bestimmt. Die Temperaturerhhung 

 wird auf verschiedene Weise bestimmt: 



aa) Hitzdrahtinstrumente. In den 

 Hitzdrahtinstrumenten (Cardew, Hart- 

 mann Ar Braun) wird der zu erhitzende 

 Widerstand durch einen feinen Draht aus 

 Platinsilber oder neuerdings Platiniridium 

 gebildet, der sich infolge der Erwrmung 

 ausdehnt; die Lngennderung bewirkt 

 auf mechanischem Wege die Drehung eines 

 Zeigers. 



) Luftthermometer: Der vom Strom 

 geheizte Widerstand befindet sich in einem 



Luftthermometer, d. i. einem mit Luft ge 

 fllten Glasgefe, das mit einem Flssig- 

 keitsmanometer verbunden ist; die durch 

 die Erwrmung bewirkte Ausdehnung der 

 Luft ruft eine Druckerhhung hervor, die 

 vom Manometer angezeigt wird. 



yy) Thermoelemente und Thermo- 

 galvanometer. Um zu hherer Empfind- 

 lichkeit zu gelangen, mit man die Tem- 

 peraturerhhung durch ein in der Nhe des 

 durch den Strom geheizten Widerstandes 

 befindliches Thermoelement mit Galvano- 

 meter. Eine besondere Ausfhrungsform dieses 

 Gedankens ist das Du dd eil sehe Thermo- 

 galvanometer, im Prinzip ein Drehspul- 

 galvanometer, bei dem die bewegliche Spule 

 aus einer einzigen geschlossenen Windung 

 besteht, die das Thermoelement enthlt; 

 letzteres befindet sich dicht ber dem Heiz- 

 widerstande (heater). Dieses Instrument ist 

 eins der empfindlichsten Wechselstromme- 

 instrumente; mit ihm lassen sich noch Wech- 

 selstrme nachweisen, deren Energie weniger 

 als 10 7 Watt betrgt. 



d) Barretter. Die Temperaturerh- 

 hung lt sich auch durch Messung der 

 Widerstandserhhung bestimmen, die 

 der von dem zu messenden Strome erhitzte 

 Leiter erleidet; man verwendet zu diesem 

 Zweck sehr feine Drhte (Wollastondrhte), 

 die vorteilhaft in ein evakuiertes Gef ein- 

 geschlossen werden; solche Anordnungen 

 nennt man Barretter (vgl. unten unter 

 Ziffer I 4 d2). 



es) Relais und Sicherungen. Nach 

 dem Prinzip der Hitzdrahtinstnimente lassen 

 sich natrlich auch Relais konstruieren, z. B. 

 werden Maximalausschalter in dieser Weise 

 gebaut. Eine besonders einfache Art von 

 Maximalausschaltern sind die Schmelz- 

 sicherungen (Edison), das sind Drhte, 

 aus Blei oder Silber, deren Querschnitt so be- 

 messen ist, da sie bei Ueberschreitung einer 

 bestimmten Stromstrke durchschmelzen und 

 so den Stromkreis unterbrechen. Alle elek- 

 trischen Starkstromleitungen werden heute 

 auf diese Weise gegen zu hohe Stromstrke 

 gesichert. 



4d) Messung und Nachweis ander- 

 weitiger physikalischer Vorgnge 

 durch Messung der durch sie bewirk- 

 ten Widerstandsnderung. 1. Wider- 

 stand st her mometer. Die Temperatur- 

 abhngigkeit des Widerstands bei reinen 

 Metallen wird benutzt, um Temperaturen 

 zu messen. Diese Methode ist besonders 

 bequem, wenn es sich darum handelt, die 

 Temperatur elektrischer Apparate, z. B. 

 vonMaschinenwickelungen,Magnetspulenusw. 

 zu bestimmen; man verwendet aber auch 

 besondere ,, Widerstandsthermometer", die 

 einfach aus einem Metalldraht (meistens 



