Elektrischer Widerstand 



337 



Platin) bestehen, dessen Widerstand nach 

 einer der oben beschriebenen Methoden be- 

 stimmt wird; man verwendet gewhnlich 

 die Wheatstonesche Brcke oder das Wider- 

 standsgalvanometer, fr sehr genaue Mes- 

 sungen die Thomsonbrcke oder das Dif- 

 ferentialgalvanometer und kann so die Tem- 

 peratur bis auf weniger als Vioooo Grad C 

 messen (Jger). Mit den kuflichen Wider- 

 standsthermometern lassen sich Tempera- 

 turen von 200 bis -f 900 C messen. 



2. Bolometer und Barretter. Fhrt 

 man einem Widerstandsthermometer von 

 auen her Energie zu (durch Strahlung oder 

 durch direkte elektrische Widerstandser- 

 hitzung), so erwrmt es sich ; die Temperatur- 

 erhhung gibt ein Ma fr die pro Zeiteinheit 

 zugefhrte Energie. Solche, speziell zur 

 Strahlungsmessung dienende Widerstands- 

 thermometer heien Bolometer; ihr Wider- 

 standskrper besteht gewhnlich aus sehr 

 feinem, geschwrztem Platinblech. Ihr 

 Vorzug gegenber anderen Anordnungen 

 (Thermosulen) ist, abgesehen von ihrer 

 Empfindlichkeit, der, da sie leicht in ab- 

 solutem Energiemae geeicht werden kn- 

 nen (durch direkte elektrische Widerstancls- 

 erhitzimg). 



Solche Bolometer lassen sich auch zur 

 Messung von Wechselstrmen verwenden, 

 indem man die Widerstandserhhung mit, 

 die durch den das Bolometer durchflieenden 

 Wechselstrom hervorgerufen wird; solche 

 Anordnungen heien, wie oben erwhnt, 

 Barretter. Hierbei mu der Widerstand 

 gleichzeitig von Gleichstrom (zur Wider- 

 standsmessung) und von Wechselstrom 

 durchflssen werden; es mu Sorge getragen 

 werden, da weder der Wechselstrom die 

 brigen Brckenzweige durchfliet, noch 

 der Wechselstromkreis einen Nebenschlu 

 fr den Brckenstromkreis bildet. Man er- 

 reicht das entweder durch Verwendung von 

 Selbstinduktionen (Drosselspulen) und Kon- 

 densatoren oder, 

 nach Rubens 

 und Pa a 1 z o w, 

 indem man den 

 Bolometerwider- 



stand aus 4 

 Stcken zusam- 

 mensetzt, die 

 selbst wieder nach 



Art einer 

 Wheatstone- 

 schen Brcke ge- 

 schaltet sind (Fig. 12). Ist fr diese 4 Stcke 

 die Gleichgewichtsbedingung der W h e a t - 

 stoneschen Brcke erfllt, so erzeugt der 

 an den Punkten a und b zugefhrte 

 Gleichstrom zwischen den Zufhrungs- 

 stellen c und d des Wechselstromes 



Wechsel 

 strm 



' om c rZ\ 



Fig. 12. 



Handwrterbuch der Naturwissenschaften. Band III. 



keine Potentialdifferenz und ebenso- 

 wenig der bei c und d zugefhrte Wechsel- 

 strom zwischen a und b; es kann also weder 

 der Gleichstrom in den Wechselstromkreis, 

 noch der Wechselstrom in den Gleichstrom- 

 kreis eindringen. 



3. Selenzellen. Die oben angefhrte 

 Eigenschaft des Selens, seinen Widerstand 

 mit der Belichtung zu ndern, wird benutzt 

 um Lichtintensitten zu messen oder Aende- 

 rungen derselben nachzuweisen. Man macht 

 von diesem Verfahren Gebrauch: 



bei der Photometrie, 



bei der Lichttelephonie (vgl. den Artikel 

 Lichtbogenentladung"), 



bei dem Korn sehen Verfahren der 

 Fernphotographie (vgl. den Artikel Fern- 

 photographi e"). 



4. W i s m u t s p i r a 1 e. Wie oben angefhrt 

 ndert Wismut seinen Widerstand im Ma- 

 gnetfelde; diese Eigenschaft wird zur Messung 

 magnetischer Felder benutzt. Man ver- 

 wendet das Wismut in Form einer zur Ver- 

 meidung von Induktionswirkungen bifilar ge- 

 wickelten flachen Spirale, deren Widerstand 

 in der Brcke bestimmt wird. Das Verfahren 

 eignet sich fr Felder von etwa 2000 Gau 

 an aufwrts; die Genauigkeit ist nicht sehr 

 gro, weil der Effekt stark von der Tem- 

 peratur abhngt. 



5. Mikrophon. Der Widerstand loser 

 Kontakte ndert sich mit dem Drucke, 

 mit dem die Stcke aufeinander gepret 

 werden; man kann so Drucknderungen, 

 wie sie durch Bewegungen erzeugt werden, 

 in Widerstandsnderungen und damit in 

 Stromnderungen umsetzen. Auf diese 

 Weise werden im Mikrophon die Schwing- 

 ungen der Membran in Stromnderungen um- 

 gesetzt. Nheres darber siehe in den Artikeln 

 Telegraphie" und Telephonie". 



IL Widerstand als Konkretum 

 (= Kheostat). 



Je nach dem Verwendungszweck unter- 

 scheidet man: Me wider st an de d. h. 

 Widerstnde, deren Widerstandsbetrag auf 

 einen bestimmten Wert abgeglichen ist; sie 

 werden zu Messungen gebraucht (I3); 

 Regulier- und Belastungswiderstnde, 

 d. h. Widerstnde, die dazu dienen, in einem 

 Gebrauchsapparat den Strom auf einen 

 bestimmten Betrag einzustellen oder einem 

 Generator einen bestimmten Strom zu 

 entnehmen (1 4 a); Heizwiderstnde, in 

 denen elektrische Energie in Wrme umge- 

 wandelt werden soll (I 4 c). 



1. Mewiderstnde. ia) Anforde- 

 rungen. Ein Widerstand mu folgenden 

 Anforderungen gengen: 1) Sein Nennbetrag 

 mu unabhngig von ueren Versuchsbe- 

 dingungen sein; insbesondere mu er 



22 



