Elektrischer Widi erstand 



339 



gewickelt, so da auch wieder ebenso viele 

 Windungen in der einen wie in der anderen 

 Richtung vom Strom durchflssen werden, 

 aber die Spannung zwischen benachbarten 

 Drhten nur gering ist. In neuester Zeit 

 ist von Ruhstrat eine Wickelungsart an- 

 gegeben worden, die der Chaperonwickelung 

 noch berlegen erscheint, die Kreuzwicke- 

 lung: Man wickelt zwei Lagen in entgegen- 

 gesetztem Sinne, schaltet sie aber nicht in 

 Serie, wie bei der bifilareu und der Chaperon- 

 wicklung, sondern parallel. Damit die 

 beiden Lagen einander genau gleichwertig 

 sind, wickelt man sie auf einen Zylinder oder 

 ein Rohr, dessen Querschnitt nach Figur 13 



geformt ist: auf dem grten Teile des 

 Zylinderumfanges liegen die Drhte der beiden 

 Lagen nebeneinander, nur in den beiden 

 Rillen rr, wo sie sich kreuzen, liegen sie 

 bereinander. 



Przisionswiderstnde von kleinerem 

 Betrage stellt man, um gnstigere Abkh- 

 lungsverhltnisse zu schaffen, aus Blech- 

 streifen her, die frei ausgespannt sind. 



) Induktions- und kapazitts- 

 freie Widerstnde. Bei sehr hohen An- 

 forderungen an Induktions- und Kapazitts- 

 freiheit gengt die vorbeschriebene Ausfh- 

 rungsform (abgesehen von der Ruhstrat- 

 schen Kreuzwickelung, ber die noch keine 

 Erfahrungen vorliegen) nicht- mehr. Man 

 verwendet dann verschiedene andere Formen, 

 die allerdings in bezug auf Konstanz den 

 ersteren z. T. erheblich unterlegen sind: 



Nach Fe u n er erhlt man praktisch 

 induktions- und kapazittsfreie Widerstnde, 

 indem man Bnder aus Manganin, Konstan- 

 tan oder Nickelin auf dnne Glimmer- 

 scheiben von ca. 5 cm Breite aufwickelt; dann 

 fliet der Strom auf beiden Seiten der Scheibe 

 in entgegengesetzter Richtung; wegen der 

 geringen Dicke der Scheibe liegen also stets 

 entgegengesetzt durchstrmte Leiter dicht 

 nebeneinander, so da ihre Magnetfelder 

 sich gegenseitig aufheben. Diese Wider- 

 stnde zeichnen sich auerdem, wegen der 

 groen Oberflche der Bnder, durch hohe 

 Belastbarkeit aus; sie zeigen aber, wohl 

 wegen der scharfen Knicke an den Ecken, 

 in besonders hohem Mae die Erscheinung 

 des Alterns. 



Fr sehr groe Betrge sind die Kundt- 

 schen Widerstnde geeignet; sie bestehen 



aus einer Platin- Gold-Legierung, die in 

 sehr dnner Schicht auen auf ein Porzel- 

 lanrohr eingebrannt wird, meist in Form 

 einer Spirallinie. Ein Nachteil dieser Wider- 

 stnde ist ihr relativ hoher Temperatur- 

 koeffizient (0,0006 bis 0,0007), der besonders 

 deshalb strt, weil die Widerstnde sich 

 wegen des geringen Wrmeleitvermgens 

 des Porzellans schon bei geringen Strom- 

 strken ziemlich stark erwrmen. 



Eine im Verhltnis zu ihrem Widerstnde 

 betrchtliche Selbstinduktion besitzen ins- 

 besondere Widerstnde von geringem Be- 

 trage (von 0,1 & abwrts); fr Wechsel- 

 strommessungen lassen sich daher die unten 

 beschriebenen Normalwiderstnde unter 

 0,1 Q nicht verwenden. Praktisch induk- 

 tionsfreie Przisionswiderstnde von ge- 

 ringem Betrage (0,03 bis herab zu 0,001 Sl) 

 sind von Orlich angegeben worden; er ver- 

 wendet sehr dnnes Manganinblech, Hin- 

 und Rckfhrung sind, nur durch eine 

 dnne Glimmerscheibe getrennt, bis zu den 

 Klemmen ganz dicht nebeneinander gefhrt. 

 Solche Widerstnde besitzen eine nicht un- 

 betrchtliche Kapazitt; das ist aber gn- 

 stig, weil durch sie die Wirkung der Selbst- 

 induktion kompensiert werden kann; der 

 hierzu ntige Betrag der Kapazitt ist unab- 

 hngig von der Frequenz des Wechselstromes. 

 Die Orlich sehen Widerstnde sind so be- 

 rechnet, da ihre Kapazitt gerade diesen 

 gnstigen Betrag besitzt; brigens hat Or- 

 lich diesen Gedanken auch bei der Kon- 

 struktion von Widerstnden hheren Be- 

 trages verwendet. 



2. Zuleitungen und Schaltvorrich- 

 tungen, a) Einzelwiderstnde. Einzel- 

 widerstnde werden fast ausschlielich als 

 Nor mal wider st an de ausgefhrt; sie die- 

 nen zu genauen Widerstandsvergleichungen 

 und anderen Messungen, speziell zu Strom- 

 messungen durch Kompensation. Bei den 

 Modellen der Physikalisch-Technischen 

 Reichsanstalt (Ausfhrung von Wo! ff) 

 dienen als Zuleitungen starke Kupferbgel 

 (Fig. 14); Klemmen werden gewhnlich nicht 

 angebracht, vielmehr werden die Wider- 

 stnde in Quecksilbernpfe eingehngt. Bei 

 sehr genauen Messungen werden sie zwecks 

 Konstanthaltung der Temperatur (Khlung) 

 in ein Petroleumbad gehngt. Figur 14 zeigt 

 die Ausfhrung; eines solchen Widerstandes, 

 wie er fr Betrge von 1, 10, 100, 1000 oder 

 10000 & ausgefhrt wird. 



Fr Widerstnde von 0,1 abwrts 

 ist die Ausfhrung nach Figur 14 nicht an- 

 gngig, weil bei so kleinen Betrgen der 

 Widerstand der Zuleitungsbgel und der 

 Uebergangswiderstand im Quecksilber nicht 

 mehr zu vernachlssigen ist. Solchen Wider- 

 stnden gibt man deshalb besondere Ab- 



22* 



