340 



Elektrischer Widerstand 



zweigklemmen (Spannungsklemmen, vgl. auch 

 S. 329), wie sie der in Figur 15 abgebildete 

 Wolffsche Normalwiderstand von Vioooo & 

 zeigt (PP). Sie fhren direkt zu den Stellen, an 

 denen das Manganinblech an die Kupferbiigel 

 e angeschlossen ist. Der Widerstandsbetrag 

 solcher Vierklemmenwiderstnde" ist defi- 



Fig. 14. 



Fig. 15. 



niert als Quotient der an den Klemmen PP 

 herrschenden Spannung, dividiert durch den 

 durch die Bgel B bezw. die Klemmen S zu- 

 gefhrten Strom (der Widerstandsbetrag 

 ist brigens, wie Helmhol tz gezeigt hat, 

 genau der gleiche, wie wenn man den Strom 

 durch PP zufhrt und die Spannung an SS 

 bezw. BB mit). 



Normalwiderstnde werden gebaut fr 

 Strme bis zu ca. 15000 Ampere; diese 

 groen Modelle sind meist in einem mit 

 Petroleum gefllten Gefe fest montiert, 

 das Petroleum wird durch strmendes Wasser 

 gekhlt. Der Widerstandsbetrag der Normal- 



widerstnde stimmt mit dem Sollwerte auf 

 etwa Vioooo berein. 



Auer als Normalwiderstnde werden 

 Einzelwiderstnde zu Mezwecken nur als 

 Zubehr zu Meinstrumenten, nmlich als 

 Vorschaltwiderstnde fr Spannungsmesser 

 oder Nebenschluwiderstnde (Shunts) fr 

 Strommesser ausgefhrt. Letztere versieht 

 man, da ihr Widerstandsbetrag stets klein 

 ist, immer mit besonderen Abzweigklemmen 

 zum Anschlu des Meinstrumentes. 



Mewiderstnde von sehr hohem Betrage 

 (10 10 i) stellt man nach Bronson durch 

 Luftstrecken her, die durch ein schwach 

 radioaktives Prparat leitend gemacht wer- 

 den. Auch Flssigkeitswiderstnde (Ka- 

 pillaren, gefllt mit einer Mischung von 

 Xylo] und Alkohol) finden Verwendung, 

 haben aber den Nachteil eines groen 

 Temperaturkoeffizienten. 



) Widerstandsstze. Um in einen 

 Stromkreis bequem einen Widerstand be- 

 liebigen Betrages einschalten zu knnen, 

 vereinigt man mehrere Einzelwiderstnde zu 

 einem Widerstandssatz oder Widerstands- 

 kasten, der eine besondere Einrichtung ent- 

 hlt, um jeden einzelnen Teilwiderstand 

 bequem in den Stromkreis ein- und aus- 

 schalten zu knnen. Am gebruchlichsten 

 sind Stpselwiderstnde in Serien- 

 schaltung; einen solchen Widerstands- 

 kasten stellt Figur 16 von der Seite gesehen 

 (Schutzkasten abgenommen), Figur 17 von 

 oben gesehen dar. Bei dieser Anordnung 

 sind smtliche vorhandenen Widerstnde in 

 Serie geschaltet und zu den Anschlu- 

 klemmen gefhrt: zwischen je zwei Wider- 

 stnden sind Messingkltze eingeschaltet, die 

 auf den Kastendeckel (aus Hartgummi) auf- 

 geschraubt oder in ihn einvulkanisiert sind. 

 Durch konische Messingstpsel, die in Aus- 

 bohrungen der Messingkltze eingesteckt 

 werden, knnen zwei benachbarte Kltze direkt 

 miteinander verbunden werden, wodurch 

 der zwischen ihnen liegende Teilwiderstand 

 kurzgeschlossen d. h. aus dem Stromkreise 

 ausgeschaltet wird. Die Teiiwiderstnde 

 sind nach Art eines Gewichtssatzes ange- 

 ordnet; man hat in jeder Dekade entweder 

 die Betrge 1, 2, 2, 5 (bezw., wie in Fia;ur 17 

 1, 1, 2, 5; die Summe wird durch die nchst 

 niedrigere Dekade zu 10 ergnzt) oder 1,2,3,4. 

 So kann man z. B. bei dem in Figur 17 ab- 

 gebildeten, aus 25 Rollen bestehenden Wider- 

 standskasten zwischen die Anschluklemmen 

 (links) jeden beliebigen Widerstandsbetrag 

 zwischen 0,1 und 100000 in Abstufungen 

 von 0,1 1 legen. Die in Figur 16 sichtbaren 

 lngeren Stpsel sind mit Klemmen vera- 

 schen; sie gestatten ber einem Teil des 

 eingeschalteten Widerstandes eine Leitung 

 abzuzweigen. 



