380 



Elektrizittsproduktion 



Untersuchungen den windungsreichen Multi- 

 plikator. Der Multiplikator besteht im Prinzip 

 aus einem aufgehngten Magneten, um den 

 in zahlreichen Windungen ein dnner, iso- 

 lierter Kupferdraht gefhrt ist. Geht ein Strom 

 durch den Draht, so wird die Magnetnadel 

 nach der Amp er eschen Regel abgelenkt. 

 Auf dem Prinzip des Multiplikators beruhen 

 die verschiedenen Spiegelgalvanometer, bei 

 welchen ein Spiegelchen mit der Magnet- 

 nadel verbunden ist und es ermglicht, die 

 Ausschlge auch photographisch zu registrie- 

 ren. Die Spiegelgalvanometer knnen eine 

 groe Empfindlichkeit besitzen. Sie gestatten 

 auch genaue Messungen der elektromoto- 

 rischen Krfte vorzunehmen, aber sie haben 

 den Nachteil, periodisch zu schwingen und nach 

 einem Ausschlag nur langsam ihre Ruhelage 

 zu erreichen. Auf einem anderen Konstruk- 

 tionsprinzip beruhen das Kapillarelektrometer 

 und das Saitengalvanometer. Das Kapillar- 

 elektrometer nach Lippmann besteht aus 

 einer mit Quecksilber gefllten Glaskapillare, 

 die in einem mit verdnnter Schwefelsure 

 gefllten Trog eintaucht. Wird durch dieses 

 System ein Strom geschickt, so findet inner- 

 halb der Kapillare, an der Grenzflche zwi- 

 schen Quecksilber und Schwefelsure eine 

 Polarisation statt, die mit einer Vernderung 

 der Oberflchenspannung verbunden ist. Der 

 Quecksilberfaden rckt in der Kapillare vor 

 oder zieht sich zurck, je nach der Richtung 

 des durchgehenden Stromes. Die Bewegungen 



matische Figur 1 zeigt, zwischen den Polen 

 eines starken Elektromagneten E ausgespannt. 

 Geht ein Strom durch die Saite, so wird sie 

 senkrecht zu den magnetischen Kraftlinien 

 abgelenkt. Die Ausschlge knnten mikro- 

 skopisch beobachtet oder photographisch auf- 

 gezeichnet werden. Figur 2 zeigt die photo- 



Fig. 1. Schema des Saitengalvanometers, S Saite, 

 E Elektromagnet, M Mikroskop. 



des Quecksilbermeniskus werden mit einem 

 Mikroskop beobachtet oder knnen photo- 

 graphisch aufgenommen werden. Das Kapil- 

 larelektrometer gibt, obwohl es ziemlich 

 rasch reagieren kann, bei schnell verlaufenden 

 Stromsten nicht genau den zeitlichen Ver- 

 lauf derselben wieder; doch lassen sich die 

 Kurven leicht auf ihre wahren Werte redu- 

 zieren. Eine groe Empfindlichkeit und 

 Flinkheit der Reaktion besitzt das von Eint- 

 hoven erfundene Saitengalvanometer. Ein 

 feiner Platinfaden oder ein versilberter 

 Quarzfaden, die Saite S, ist, wie die sche- 



Fig. 2. Verlauf des Aktionsstromes vom Nerven. 



graphisch aufgenommene Saitenbewegung, 

 die durch eine elektrische Schwankung im 

 Froschnerven hervorgerufen wurde. Die 

 Saitenbewegungen geben bei nicht zu schnellen 

 Stromschwankungen den Verlauf derselben 

 getreu wieder. Die Handhabung des Appa- 

 rates ist eine so einfache und seine Vorzge 

 sind so einleuchtend, da er sich in kurzer 

 Zeit nicht nur seinen Platz in der physio- 

 logischen Methodik erobert, sondern auch 

 das Studium der elektrischen Vorgnge neu 

 belebt hat. 



Ein wichtiges Hilfsmittel fr die Unter- 

 suchung der Elektrizittsproduktion sind 

 die unpolarisierbaren Elektroden. Eine ein- 

 fache Modifikation derselben ist in Figur 3 



Fig. 



Unpolarisierbare Pinselelektroden. 



wiedergegeben. Die Pinselelektrode, die wir 

 in der Abbildung sehen, besteht aus einem 

 Glasrhrchen, das an einem Ende durch einen 

 mit physiologischer Kochsalzlsung geknete- 

 ten Ton pfropfen abgeschlossen und mit 



