442 



Elektrolytische Leitfhigkeit 



Wechselstrom wird durch einen Induktions- 

 apparat erhalten. Infolge des fortwhrenden 

 Polwechsels wird jede Polarisation durch die 

 darauffolgende entgegengesetzte aufgehoben. 

 Die Messung der Stromstrke ist in diesem 

 Falle nicht mittels eines gewhnlichen Gal- 

 vanometers mglich, wohl aber mittels des 

 Elektrodynamometers. 



Fr genauere Messungen verwendet man 

 allgemein die Anordnung der Wheatstone- 

 schen Brcke (vgl. den Artikel Elektrizi- 

 ttsleitung") in der handlichen Form, 

 welche ihr durch F. Kohlrausch gegeben 

 worden ist. Die Abwesenheit des Stromes 

 im Brckenzweig wird mit Hilfe eines Tele- 

 phons konstatiert. Die durch den einzelnen 

 Stromsto erfolgende Polarisation der Elek- 

 troden ist um so geringer, auf eine je grere 

 Flche die Wirkung des Stromstoes sich 

 verteilt. Man frdert also die beabsichtigte 

 Wirkung des Wechselstromes, d. i. die Ver- 

 meidung der Polarisation durch Vergrerung 

 der Elektroden. Diese gelingt, ohne die 

 Dimensionen der Gefe und damit die 

 bentigten Flssigkeitsquantitten unbequem 

 anwachsen zu lassen, indem man die Platin- 

 elektroden elektrolytisch mit Platinschwarz 

 fein verteiltem Platin berzieht. 



Man ist bereingekommen, das Leit- 

 vermgen auf dasjenige eines Krpers zu 

 beziehen, von welchem 1 cm-Wrfel den 

 Widerstand von 1 Ohm hat. Dieser Ein- 

 heitskrper wird etwa dargestellt durch 

 bestleitende (30 prozentige) Schwefelsure 

 von Blutwrme. Man wrde also x, das 

 Leitvermgen eines Zentimeterwrfels oder 

 das spezifische Leitvermgen der Elektrolyte, 

 sofort erhalten, wenn man den Widerstand 

 w in einem Zentimeterwrfelgef messen 

 wrde, von dem zwei gegenberstehende 

 Seiten die platinierten Platinelektroden wren, 



dann wre: x = -. Hat man ein anderes 

 w 



zylindrisches Gef, etwa ein Glasrohr, wel- 

 ches, eng anschlieend an die Glaswand, zwei 

 kreisfrmige Elektroden von f qcm Ober- 

 flche in dem Abstnde von 1 cm trgt, so 

 ist das spezifische Leitvermgen 



1 1 



z. B. n-KCl gelangt, so bedarf es zur Leit- 

 fhigkeitsbestimmung anderer Lsungen nicht 

 mehr solcher Gefe, deren Form die Aus- 

 messung gestattet. Man bestimmt dann die 

 Widerstandskapazitt" der Gefe, d. h. 

 denjenigen Widerstand C, welchen der Ein- 

 heitskrper (von dem 1 cm-Wrfel 1 Ohm 

 Widerstand hat) darin zeigen wrde. Dazu 

 benutzt man auf den Einheitskrper bereits 

 bezogene Eichflssigkeiten. 



Als solche eignen sich Lsungen, die 

 unschwer mit gleichem Leitvermgen zu 

 reproduzieren sind und leicht ungendert 

 aufbewahrt werden knnen. Auer den 

 angefhrten KCl-Lsungen verwendet man 

 gern Elektrolyte in Konzentrationen, bei 

 welchen ihre Leitfhigkeit ein Maximum hat, 

 so da die durch Verdunstung usw. ent- 

 ; stehenden kleinen Gehaltsnderungen das 

 ; Leitvermgen nicht merklich beeinflussen. 

 Daraus, da es auf die genaue Konzentra- 

 tion nicht ankommt, entsteht zugleich der 

 Vorteil, da diese Flssigkeiten leicht her- 

 gestellt werden knnen, z.B. gengend genau 

 nach dem mit einer Mohrschen Wage oder 

 einem Arometer bestimmten spezifischen 

 Gewicht. Solche Lsungen sind: 



1. Maximal-Schwefelsaure: 30 Gew.-Proz. 

 H 2 S0 4 ; spez. Gew. bei 18 = 1,223; * ]fi0 

 = 0,7398. 



2. Maximal-Magnesiumsulfat: 17,4 Gew.- 

 Proz. MgS0 4 ; spez. Gew. bei 18 = 1,190; 

 * 18 o = 0,04922. 



Keiner Wgung oder arometrischen Mes- 



X IT > 

 I W 



wobei w wieder der gemessene Widerstand 

 in Ohm ist. Man findet so z. B. bei der Tem- 

 peratur von 18 fr eine Normal-KCl-Lsung, 

 d. i. eine solche, welche ein Molekulargewicht 

 in Grammen (74,60 g KCl) im Liter enthlt: 

 *.s = 0,09822, 



fr eine Zehntelnormal-KCl-Lsuns: (7,460 g 

 KCl im Liter): 



^=0,01119. 

 Ist man auf diese Weise einmal zur Kennt- 

 nis des Leitvermgens irgendeiner Lsung, 



sung bedrfen: 



3. Gesttigte Chlornatriumlsung: ^, s0 

 = 0,2161. 



4. Gesttigte Gipslsung: ^ 18 o=0,001891. 



Zur Herstellung von schlecht leitenden 

 Lsungen, wie der zuletzt genannten, ist reines 

 Leitfhigkeitswasser" erforderlich, welches 

 erhalten wird, indem man Wasser durch mehr- 

 fache Destillation zuerst von den schwerflch- 

 : tigen Salzen, nach Zusatz von Kalkwasser 

 von Kohlensure und wieder nach Zusatz 

 von etwas Schwefelsure oder Phosphorsure 

 von Ammoniak reinigt. Geringe Mengen sind 

 bequem dadurch zu erhalten, da man 

 Wasser ausfrieren lt bis auf einen geringen 

 Rest, in welchem die lslichen Bestandteile 

 verbleiben und der fortzugieen ist. Fr die 

 Auswahl unter den genannten Eichflssig- 

 keiten ist magebend, da der Widerstand 

 eine bequem mebare Gre erhlt, zwischen 

 50 und 2000 Ohm; man nimmt fr groe 

 Kapazitten gut leitende und fr kleine 

 schlecht leitende Flssigkeiten. 



Zeigt eine der genannten Lsungen von 

 der Leitfhigkeit x im Widerstandsgef den 

 Widerstand w, so wrde der Einheitskrper 

 zeigen C=^.w. Mit man den Widerstand 

 w x irgendeiner anderen Lsung in dem Gef 



