Elektrooptik Elektrostatische Messungen 



483 



optik auseinandergesetzt worden, da man die 

 Vernderungen der Absorptionen imMagnet - 

 feld entweder direkt oder aber indirekt 

 durch Untersuchung der ihnen entsprechenden 

 Emissionen hat beobachten knnen, und da 

 dadurch ein wichtiges Hilfsmittel fr die 

 Deutung der meisten magnetooptischen 

 Effekte gegeben worden ist. Derartige 

 Beobachtungen fehlen, wie schon S. 471 be- 

 merkt, bislang im Gebiete der Elektrooptik 

 und damit fehlt auch ein hnlich klarer Ein- 

 blick in den Mechanismus des Vorganges, wie 

 wir ihn im Gebiete der Magnetooptik besitzen. 



4b) Spezielle Hypothesen. Zwei ver- 

 schiedene Vorstellungen sind theoretisch 

 verfolgt worden. Die ltere (Voigt 1901) 

 knpft direkt an die Vorstellungen an, die sich 

 in der Magnetooptik fruchtbar erwiesen 

 haben, und denkt durch das elektrische 

 Feld die Gleichgewichtslage der Elektronen 

 im Molekl verschoben. Die mathematische 

 Verfolgung dieses Gedankens ergibt, da 

 hierdurch auch die Eigenfrequenzen der 

 Elektronen gendert werden knnen, und 

 zwar fr die Schwingungen parallel zu dem 

 ueren elektrischen Feld um einen anderen 

 Betrag, als fr diejenigen normal zum Felde. 

 Diese Theorie, die fr Kristalle ebenso an- 

 wendbar ist, wie fr isotrope Krper, fhrt 

 also wesentlich auf eine Verschiebung der 

 Absorptionsstreifen als Ursache der elektro- 

 optischen Effekte. 



Die neuere Vorstellung (Langevin 1910) 

 geht dahin, da die Molekle der Krper 

 von Natur aeolotrop resp. kristallinisch sind 

 und sich bei Einwirkung eines elektrischen 

 (oder magnetischen) Feldes mit einer aus- 

 gezeichneten Richtung dem Felde parallel 

 zu stellen suchen, aber wegen der Wrme- 

 bewegung nicht zu einer Gleichgewichtslage 

 in dieser Orientierung gelangen, sondern nur 

 zu einer von der regellosen Verteilung je nach 

 der Strke des Feldes mehr oder weniger 

 abweichenden. 



Die kristallinischen Molekle wrden bei 

 einer ganz geordneten Orientierung einen 

 Kristall darstellen mit drei Hauptspektren, 

 deren jedes seine eigenen Absorptionsstreifen 

 besitzt. Das Medium auerhalb des Feldes 

 mu dann wegen der regellosen Orientierung 

 der Molekle alle drei Gattungen von Ab- 

 sorptionen (in beilufig auf ein Drittel ver- 

 ringerter Strke) gleichzeitig besitzen. Bei 

 Einwirkung des Feldes wird eine bestimmte 

 Gattung von Orientierungen bevorzugt, und 

 die diesen entsprechenden Absorptionen wer- 

 den sonach gegenber den brigen verstrkt 

 werden. Die zweite Theorie fhrt somit im 

 Gegensatz zu der ersten die elektrooptischen 

 Effekte im wesentlichen auf eine Vernde- 

 rung der relativen Intensitt der Absorp- 

 tionsstreifen ohne Verschiebung zurck. 



Sie hat einen bemerkenswerten Erfolg 



zu verzeichnen, indem sie die Beobachtungen 

 Aeckerleins ber die Betrge der abso- 

 luten Verzgerungen von S. 474 erklrt. 

 Diese Beobachtungen beziehen sich auf 

 Flssigkeiten, und man hat hier von vorn- 

 herein keine Veranlassung, gegen die Grund- 

 annahme der Orientierung der Molekle im 

 Felde Bedenken zu erheben. Anders liegt 

 die Sache bei festen Krpern, insbesondere 

 bei Kristallen, wo elektrooptische Effekte 

 unter Umstnden beobachtet sind, unter 

 denen Drehungen der Molekle nach den 

 Symmetrieverhltnissen ausgeschlossen sind. 

 Hier mu also wohl ein anderer Vorgang 

 wirksam werden. 



Literatur. E. Neculcea, Le Phenomene de Kerr. 

 Scientia JYo. 16. Paris 1902. W. Voigt, 

 Magneto- und Elektrooptik. Leipzig 1908. 



Tl. Voigt. 



Elektroosmose 



siehe den Artikel,, Strmungsstrme' 



Elektrostatische Messungen. 



1. Allgemeines. 2. Elektrostatische Mein- 

 strumente: a) Prinzip und allgemeine Einrich- 

 tung der Elektrometer, b) Die einzelnen Instru- 

 mente: 1) Absolute Elektrometer. 2) Schachtel- 

 elektrometer: a) Quadrantelektrometer, ) Zylin- 

 der- Quadrantelektrometer. y) Binantenelektro- 

 meter. 3) Elektrometer mit empirischer Skala: 

 cc) Elektrostatische Voltmeter. ) Blttchen- 

 und Saitenelektrometer. 3. Messung von Po- 

 tentialdifferenzen: a) Potentialdifferenzen zwi- 

 schen Leitern, b) Luitpotentiale. 4. Messung 

 von Elektrizittsmengen. 5. Messung von Kapa- 

 zitten: a) Vergleichung durch Ladungsteilung, 

 b) Vergleichung durch Gegenstellen. c) Ver- 

 gleichung in der Brcke. 6. Messung von Di- 

 elektrizittskonstanten: a) Bestimmung mit dem 

 Kondensator. b) Bestimmung durch Kraft- 

 wirkungen. 



i. Allgemeines. Die elektrostatischen 

 Messungen beschftigen sich mit der quan- 

 titativen Untersuchung der Gren, welche 

 das elektrische Feld (vgl. den Artikel 

 Elektrisches Fei d") ruhender Elek- 

 trizittsmengen bestimmen; insbesondere mit 

 der Messung der Potentialdifferenz, der 

 Elektrizittsmenge, der Kapazitt und der 

 Dielektrizittskonstanten. Und zwar be- 

 dient man sich dabei einer besonderen Art 

 von Meinstrumenten, der Elektrometer, 

 welche auf der Tatsache beruhen, da 

 elektrisch geladene Krper mechanische 

 Krfte aufeinander ausben. 



31* 



