488 



Elektrostatische Messungen 



fr die Elektrotechnik liegt darin, da man 

 sehr hohe Wechselspannungen bisher nur 

 mit ihrer Hilfe messen kann. 



2) Schachtelelektrometer, a) Qua- 

 drantelektrometer. 



Beschreibung. Der wesentliche Teil 

 dieses von W. Thomson angegebenen 

 Instruments ist in Figur 6 schematisch dar- 



Fig. 6. 



gestellt. Vier vom Gehuse (in Fig. 6 nicht 

 gezeichnet) und gegeneinander isolierte 

 Quadranten sind so zusammengesetzt, da 

 sie, von den Schlitzen abgesehen, eine runde 

 Schachtel bilden. Je zwei gegenberliegende 

 Quadranten sind durch Drhte leitend mit- 

 einander verbunden und an auen am Gehuse 

 gelegene isolierte Klemmen gefhrt. Die 

 beiden Quadrantenpaare, die im folgenden 

 mit Q x und Q 2 bezeichnet werden, ent- 

 sprechen den Leitern L x und L 2 in Figur 1, 

 das Gehuse G dem Leiter L . Der beweg- 

 liche, L 3 entsprechende Leiter besteht aus 

 einer bisquitfrmigen Nadel N aus dnnem 

 Aluminiumblech und einem diese in der Mitte 

 und senkrecht zu ihrer Flche durchsetzenden 

 Aluminiumdraht, der oben den Ablese- 

 spiegel s und unten die Dmpferscheibe D 

 trgt. Das ganze System ist mittels eines 

 dnnen leitenden Fadens, am besten eines 

 Platindrahtes, an einem vom Gehuse iso- 

 lierten Torsionskopf so aufgehngt, da die 

 Nadel innerhalb der Schachtel nahe horizontal 



liegt und bei Torsion des Aufhngedrahtes 

 in einer horizontalen Ebene schwingt. 



Die Dmpferscheibe D, eine rechteckige 

 dnne Aluminiumplatte, befindet sich in 

 einem vom Gehuse isolierten und mit ihr 

 auf gleichem Potential befindlichen Dmpfer- 

 kasten, der mit verstellbaren Querwnden 

 versehen ist. Diese Tplersche Luft- 

 dmpfung ermglicht bei geeigneten Ab- 

 messungen ein aperiodisches Dmpfen des 

 beweglichen Systems, wobei die Fein- 

 regulierung durch Verstellen der Querwnde 

 erfolgt. _ Weniger gut als Luftdmpfungen, 

 die auch in anderen Formen verwandt werden, 

 sind Flssigkeitsdmpfungen und elektro- 

 magnetische Dmpfungen. Bei hochempfind- 

 lichen Quadrantelektrometern gengt zur 

 Dmpfung des beweglichen Systems die 

 Luftreibung der Nadel. 



Ein bequemes und sicheres Arbeiten 

 mit einem Quadrantelektrometer ist gewhr- 

 leistet, wenn bestimmte Feinverstellungen 

 an ihm mglich sind. Dazu ist ntig, da das 

 Gehuse auf drei im gleichseitigen Drei- 

 eck angeordneten Stellschrauben und die 

 Quadrantenschachtel auf ebensolchen, in 

 der Grundplatte des Gehuses laufenden 

 Schrauben ruht. Ferner mu der Torsions- 

 kopf so konstruiert sein, da die Nadel 

 gegenber den Quadranten vertikal und 

 horizontal beliebig verstellt werden kann. 

 Das gleiche gilt von dem Kasten der Dm- 

 pfung in bezug auf die Dmpferscheibe. 



Orientierung. Die Grundplatten des 

 Gehuses und der Quadrantenschachtel 

 und die Flche der Nadel werden mglichst 

 horizontal gestellt. Der Torsionskopf wird 

 so gedreht, da, bei allseitiger Erdung des 

 Elektrometers, die Lngsachse der Nadel 

 senkrecht unterhalb eines Schlitzes der 

 oberen Grundflche der Schachtel liegt. 

 Fernrohr und Skala werden zum Spiegel s 

 so gestellt, da das Fadenkreuz des Fern- 

 rohres etwa mit der Mitte der Skala zusammen- 

 fllt. Es wird ferner dafr gesorgt, da die 

 Drehachse der Aufhngung sowohl zur 

 Schachtel wie zum Dmpferkasten symme- 

 trisch steht. Es hat gewisse Vorteile, wenn 

 man die Nadel mglichst genau in die Mitte 

 der Quadrantenschachtel stellt. 



Wren nun Nadel und Quadrantenflchen 

 absolut eben, und wren dieKontaktpotential- 

 differenzen der Metalle gleich Null, so 

 drfte das bewegliche System nicht aus der 

 Kuhelage gebracht werden, wenn man bei 

 sonst geerdeten Elektrometerteilen an die 

 Nadel eine hohe Spannung (etwa 150 Volt) 

 legt. Die Erfahrung hat gezeigt, da diese 

 Bedingung niemals genau zu erfllen ist. 

 Infolgedessen tritt im beschriebenen Falle 

 stets ein mehr oder weniger groer Ausschlag 

 der Nadel ein. Fr die folgenden Betrach- 



