492 



Elektrostatische Messungen 



liegen Nj. und B x (Fig. 11) am geerdeten 

 Gehuse. Das zu messende Potential wird 

 gleichzeitig an N 2 und B 2 gelegt. In der 

 Nullage des Instruments steht die Nadel 

 wie in Figur 11. Die Ablenkung erfolgt 

 in der Eichtung des Pfeils. Die ausnutz- 

 bare Skala betrgt etwa 100. Der Aus- 

 schlag in Graden ist angenhert dem Quadrat 

 der Spannung proportional. Das Instrument 

 gestattet Potentialdifferenzen von 20 bis 

 50 Volt zu messen. Es besitzt keine besondere 

 Dmpfungseinrichtung, da bei der niedrigen 

 Schachtel die Luftdmpfung gengt, welche 



^Zeiger 



Fig. 11. 



Fig. 12. 



die Nadel erfhrt. Das Elektrometer kann 

 auch in einer der Quadrantschaltung analogen 

 Schaltung benutzt werden. Es hat dann 

 eine entsprechend hhere Empfindlichkeit 

 und einen der zu messenden Spannung 

 angenhert proportionalen Ausschlag. 



Beim Multicellularvoltmeter von 

 W. Thomson sind mehrere Quadranten- 

 schachteln bereinander angeordnet. Die 

 Nadeln sind alle auf eine an einem Drahte 

 aufgehngte Achse gesetzt und dauernd mit 

 dem Gehuse verbunden. Das eine Qua- 

 drantenpaar, das in der Doppelschaltung mit 

 dem Gehuse verbunden werden mte 

 (S. 490), ist ganz weggelassen. Die zu messende 

 Spannung wird zwischen das bestehenbleibende 

 Quadrantenpaar Q und das Gehuse gelegt. 

 Die Nadel, welche in der Nullage die in 

 Figur 12 angedeutete Lage gegen Q hat, 

 wird in Richtung des Pfeils abgelenkt. 

 Ein langer Aluminiumzeiger spielt ber der 

 in Volt geeichten, sehr ungleichmigen 

 Skala von etwa 50 Ausdehnung. Die 

 empfindlichsten dieser z. B. von White 

 (Glasgow) gelieferten Instrumente gestatten 

 Spannungen von 40 bis 160 Volt, die un- 

 empfindlichsten von 700 bis 1300 Volt 

 zu messen 

 dmpfung. 



Beim vertikalen elektrostatischen 

 Voltmeter von W. Thomson ist das 

 eine Quadrantenpaar Q einer einfachen 

 Schachtel vertikal gestellt (Fig. 13). Die 

 Nadel N ist in Schneiden gelagert und mit 

 dem Gehuse verbunden. Die Gewichtchen C 



Sie besitzen eine Flssigkeits- 



werden bei an G liegendem Q so eingestellt, 

 da der Zeiger auf dem Nullstrich der Skala 

 einsteht. Die zu messende Spannung wird 

 zwischen Q und G gelegt. Je nach der Gre 

 der Gewichte, die unten an der Nadel an- 

 gehngt werden, mit das Instrument 200 

 bis 4000 Volt im kleinsten und 1000 bis 20000 



Fig. 13. 



Volt im grten Mebereich. Bei noch 

 hheren Spannungen treten bei diesem 

 Instrument Strungen durch stille Ent- 

 ladung auf. Die Dmpfung wird mittels 

 einer primitiven Vorrichtung von Hand 

 bewirkt. 



Wir besprechen zweitens ein Zeiger- 

 instrument, das hnlich wie die absoluten 

 Elektrometer angeordnet ist, die elektro- 

 statische Wage von W. Thomson (Fig.14). 

 Die zu messende Spannung wird zwischen 

 L x und G gelegt, mit dem L 3 leitend ver- 



Fig. 14. 



