Elektrostatische Messungen 



493 



bunden ist. Die Gewichte N haben denselben 

 7weck wie die Gewichte C in Figur 13. 

 Die Empfindlichkeit hngt von der Gre 

 des an H hngenden Gewichtes ab. Die 

 Mebereiche sind 5000 bis 50000 Volt und 

 10000 bis 100000 Volt. 



Die Dmpfung wird hnlich wie beim 

 vorigen Apparat bewirkt. 



Da man ein solches Instrument durch 

 Verwendung von Druckluft bis etwa 200000 

 Volt brauchbar machen kann, ist bereits 

 auf S. 487 erwhnt, 



Elektrometer dieser Art mit Oel als 

 7wischenmedium, wie sie von Jona und 

 Grau angegeben sind, sind nur fr Wechsel- 

 spannungen zu benutzen und weniger zu- 

 verlssig als Instrumente mit Druckluft als 

 Zwischenmedium. 



Die erwhnten elektrostatischen Volt- 

 meter, die zusammen einen groen Me- 

 bereich umspannen, haben, abgesehen vom 

 Binantenelektrometer in der der Quadrant- 

 schaltung analogen Schaltung, smtlich die 



aus Gold- oder Aluminiumfolie trgt. Die 

 Metallplatte a schtzt die Blttchen vor der 

 Einwirkung von etwa auf i befindlichen La- 

 dungen (S. 485). Die mit dem Gehuse 

 leitend verbundenen Backen e werden zu- 

 sammengeschoben, wenn das Instrument 

 transportiert werden soll. Bei mit dem ge- 

 erdeten Gehuse verbundenen Stab m liegen 

 die Blttchen dicht an demselben an. Wird 

 ein Potential an m gelegt, so werden sie 

 abgestoen. Durch die Lupe 1 sieht man die 

 Rnder der Blttchen gleichzeitig mit der 

 am Spiegel s reflektierten Skala k, die in 

 Volt geeicht wird. Das Instrument mit 

 Potentiale von 50 bis 200 Volt. 



Ihm hnlich und fr Potentiale von 

 500 bis 10000 Volt geeignet ist das Elektro- 

 meter von Braun (Fig. 16). Die Blttchen 

 sind durch eine um eine horizontale Achse 

 spielende leichte Aluminiumnadel ersetzt, 

 deren unteres Ende sich vor einer auf 

 gleichem Potential befindlichen Metallskala 

 bewegt, die in Volt geeicht wird. 



<h 





7 



-V 



Fig. 15a. 



Fig. 15b. 



Fig. 16. 



wichtige Eigenschaft, da ihre Skala gleich- 

 zeitig fr Gleichspannungen und fr effek- 

 tive Wechselspannungen gltig ist. Auf 

 die groe Anzahl anderer Formen dieser 

 Instrumente gehen wir hier nicht ein. 



) Blttchen- und Saiten-Elektro- 

 meter. Diese Instrumente besitzen eine 

 sehr kleine Kapazitt und lassen sich leicht 

 hoch isolieren. Sie sind deshalb fr die 

 Messung von Elektrizittsmengen besonders 

 geeignet. Wir betrachten sie zunchst als 

 Apparate zur Messung von Potentialen. 

 Ihre Skala ist empirisch. Sie stellen sich 

 meist momentan ein. 



Das Elektrometer nach Exner ist in 

 der von Elster und Geitel verbesserten 

 Form in Figur 15 a u. b in Vorder- und 

 Seitenansicht skizziert. Es besteht bis auf 

 die Glasfenster G und den Isolator i voll- 

 kommen aus Metall. Vom Gehuse isoliert 

 ist allein der Stab m, der die Blatt chen b 



Blttchenelektrometer werden sehr em- 

 pfindlich, wenn man sie mit einer Hilfs- 

 spannung von 100 bis 200 Volt benutzt. 

 Beim Elektrometer von Hankel sind 

 die Backen e vom geerdeten Gehuse, 

 das in Figur 17 fortgelassen ist, isoliert und 

 werden auf entgegengesetzt gleichen Po- 

 tentialen + V und V gehalten. Bei mit 

 dem Gehuse verbundenem m hngt das 

 Blttchen b etwa senkrecht nach unten. 

 Wird ein Potential an m gelegt, so wird 

 es je nach dem Vorzeichen desselben nach 

 der einen oder anderen Seite abgelenkt. 

 Ein Mikroskop mit Okularskala mit die 

 kleine Verschiebung einer scharfen Zacke 

 des Blttchens. Die Empfindlichkeit lt 

 sich durch Aenderung der Hilfsspannung 

 und der Entfernung der Backen e in weiten 

 Grenzen variieren. Im gnstigsten Falle 

 lt sich noch eine Potentialdifferenz von 

 0,01 Volt beobachten. 



