494 



Elektrostatische Messungen 



Die beschriebene Schaltung des Hankei- 

 schen Elektrometers entspricht der Nadel- 

 schaltung des Quadrantelektrometers. Es 

 ist klar, da man das Instrument auch analog 

 der Quadrantschaltung und der Doppel- 

 schaltung benutzen kann. Im letzteren 

 Falle mit es Potentialdifferenzen bis 100 

 Volt. 



Geeignetes Kommittieren, wie wir es 

 beim Quadrantelektrometer kennen gelernt 

 haben, eliminiert Unsymmetrieen und die 

 Kontaktpotentialdifferenzen. 



Fr luftelektrische Messungen sind 

 mehrere hnliche, zum Teil noch empfind- 

 lichere Apparate konstruiert worden. 



Die Blttchenelektrometer zeigen zwei 

 Mngel. Einmal veranlat die Unebenheit 

 der Blttchen leicht eine Unsicherheit in 



Fig. 17. 



der Ablesung; sodann fallen die Blttchen, 

 wenn man sie bei allmhlich sinkendem 

 Potential beobachtet, nicht kontinuierlich 

 sondern sprungweise zusammen. Diese 

 sogenannte Cri-Cri-Erscheinung" hngt 

 jedenfalls mit der mechanischen Steifheit 

 der Blttchen zusammen. 



Von diesen Mngeln frei sind die in 

 neuester Zeit konstruierten Saitenelektro- 

 meter. Man erhlt z. B. ein solches, wenn 

 man nach dem Vorgange von Elster und 

 Geitel beim Hankeischen Elektrometer 

 das herunterhngende Blttchen durch einen 

 Platinfaden oder versilberten Quarzfaden 

 ersetzt. 



Das Saitenelektrometer von Edel- 

 mann unterscheidet sich von diesem dadurch, 

 da die Saite oben und unten gefat ist 

 und verschieden stark gespannt werden kann. 

 Wird an die Saite eine Hilfsspannung von 

 1500 Volt gelegt, so kann man im gnstigsten 

 Falle eine Potentialdifferenz von 0,001 Volt 

 zwischen den Backen noch gerade erkennen. 

 DieVerwendungnoch hherer Hilfsspannungen 



ist nicht mglich, weil an dem dnnen Faden 

 Strungen durch elektrischen Wind auf- 

 treten. 



Bei der neuesten Form des Saiten- 

 elektrometers von Wulf (Fig. 18) bildet 

 der Faden b eine Schleife, die durch eine Quarz- 

 feder f gespannt wird. Der Faden ist von 

 einer vom Gehuse isolierten Hilfselektrode 

 umgeben, in welcher die Drahtwinkel w 

 vorspringen. Wird die Hilfselektrode auf 

 ein z. B. positives Potential gebracht, so 

 werden die beiden Fadenhlften durch In- 

 fluenz negati und sperren in der durch 

 die Drahtwinkel bestimmten Ebene aus- 

 einander. Die Hilfsspannung wird so ge- 

 whlt, da ein passender, mit dem Mikro- 

 skop abgelesener Ausschlag, der als Nullage 

 gerechnet wird, zustande kommt. Ist das 

 an die Blttchen gelegte, zu messende Potential 



Fig. 18. 



positiv, so wird ihr Abstand kleiner und um- 

 gekehrt. Die Instrumente gestatten je nach 

 ihrer Empfindlichkeit Spannungen von einigen 

 Volt aufwrts bis 1400 Volt zu messen. 

 Die Skala ist nahezu gleichmig. 



3. Messung von Potentialdifferenzen. 

 3a) Potentialdifferenzen zwischen 

 Leitern. Es handelt sich um die Aufgabe, 

 die Potentialdifferenzen zu messen zwischen 

 den Polen einer galvanischen Batterie oder 

 zwischen zwei Punkten einer von Gleich- 

 strom bezw. Wechselstrom durchflossenen 

 Leitung oder zwischen den Belegungen einer 

 Leidener Flasche oder eines anderen Kon- 

 densators von so groer Kapazitt, da die 

 Elektrometerkapazitt dagegen zu vernach- 

 lssigen ist. 



Die absoluten Elektrometer gestatten 

 Spannungen von 1000 Volt aufwrts direkt 

 in Volt zu messen. Alle brigen Instrumente 

 mssen zuvor auf Volt geeicht werden. 



