696 



Erdbeben 



herde zunchst gelegene Scholle, die oben nher 

 bezeichnet wurde, zeigt an ihren Rndern ein 

 Anwachsen der Intensitt bis zum 8. Grad. Die 

 Wellen, die sich von dort aus nach allen Seiten 

 hin fortpflanzten, lsten zunchst bei ihrem Auf- 

 treffen auf die Verwerfungen bei Stockach und 

 am Ueberlinger See verstrkte Bewegungen aus. 

 Das gleiche fand weiterhin u. a. an der Trias- 

 scholle des Bonndorfer Grabens" statt, der von 

 Osten her weit in das Granit- und Gneismassiv 

 des Schwarzwaldes hineingreift; denn hiermit 

 fllt eine Zunge mit Intensitten von 6 und 

 6 1 / 2 Grad genau zusammen, die in dem schwach 

 (5. Grad) erschtterten Schwarzwald sich scharf 

 hervorhebt. Ebenso bemerkenswert in diesem 

 Sinne ist ferner noch ein langes und schmales, 

 krftig (6. 7. Grad) erschttertes Gebiet, das, 

 vllig getrennt vom Epizentrum, den westlichen 

 Schwarzwaldrand begleitet. Es umfat die 

 sedimentren Vorberge, die, an der mchtigen 

 Rheintalspalte verworfen, dem kristallinen Ge- 

 birge vorgelagert sind, und zeigt die hchsten 

 Intensitten im allgemeinen auf der Verwerfung 

 selbst. 



6. Seismometer. 6a) Allgemeines. 

 Zur instrumentellen Aufzeichnung der Erd- 

 beben bezw. der von ihnen ausgelsten 

 Wellenzge dienen Registrierinstrumente, 

 die man als Seismometer bezeichnet. 

 Im einzelnen ist die Aufgabe dieser Instru- 

 mente die, uns Aufschlu zu geben ber die 

 verschiedenen Arten der auftretenden Wellen, 

 ihre Eintrittszeiten am Beobachtungsort 

 und ihre Elemente (Amplitude und Periode). 



Die heutzutage im Gebrauch befindlichen 

 Seismometer sind Pendel, denen man 

 zweckentsprechende Form und Hilfsapparate 

 gegeben hat. Im Prinzip ist ein Seismometer 

 folgendermaen eingerichtet (Fig. 7) : Die Be- 



wegungsyorgnge zu einer welle nfrmigenLinie 

 auf; gleichzeitig lassen die von einer genau 

 gehenden Uhr jede Minute auf dem Regi- 

 strierstreifen eingetragenen Zeitmarken die 

 Eintrittszeit einer jeden Welle mit aller 

 Schrfe bestimmen. 



6b) Seismometertypen. Neben dem 

 in Figur 7 dargestellten Vertikalpendel- 

 Seismometer benutzt man auch Seismo- 

 | meter mit umgekehrtem Vertikalpendel 

 (Fig. 8), bei denen die in d drehbare Pendel- 

 masse m durch die Kraft der Federn sp 

 in labilem Gleichgewicht erhalten wird, sowie 

 Horizontalpendel-Seismometer (Fig. 9), 

 deren mit dem Draht f aufgehngte Masse 

 m sich mit dem horizontalen Arm b gegen das 

 Drehlager d sttzt. Die Wirkungsweise 

 dieser Sonderkonstruktionen ergibt sich 

 der Hand der Abbildungen ohne 

 aus dem oben Gesagten. Die Grnde 

 man die verschiedenen Typen von 

 metern geschaffen hat, sind rein praktische. 

 Vor allem spielt dabei die Empfindlich- 

 keit der Seismometer eine Rolle, die ge- 

 messen wird durch die Amplitude, welche 

 einer Vergrerung der Schwerkraft um 

 den 206 000 sten Teil ihrer Gesamtstrke 

 (g = 9780) entspricht. Im allgemeinen wchst 

 sie mit der Pendellnge, der allerdings aus 

 technischen Grnden enge Grenzen gezogen 

 sind. Jedoch erreicht man die gleiche 

 Wirkung durch Verwendung von Horizontal- 

 oder Kegelpendeln, bei denen, wie vorhin 

 (Fig. 9) gezeigt wurde, die Schwingungen der 

 Pendelmasse parallel dem Erdboden um eine 

 annhernd vertikale Achse erfolgen. 



Whrend beispielsweise Vicentinis Vertikal- 



an 



weiteres 

 weshalb 

 Seismo- 



Fig. 7. Schema eines 



Vertikalpendel -Seis- 



mometers. 



Fig. 8. Schema eines umge- 

 kehrten Vertikalpendel - Seis- 

 mometers. 



Fig. 9. Schema eines Horizontal- 

 pendel-Seismometers. 



wegung der an einem Galgen mittels des 

 Stabes L aufgehngten Pendelmasse m wird 

 mittels eines Schreibhebels j, des sogenannten 

 Indikators, auf einen durch ein Uhrwerk u 

 vorwrts bewegten Papierstreifen r ununter- 

 brochen aufgezeichnet. Durch die Vorwrts- 

 bewegung lst sich die Aufzeichnung der Be- 



pendel nur 1,5 m lang ist, entspricht v. Rebeur- 

 Ehlerts Horizontalpendel einem Vertikalpendel 

 von etwa 36 m Lnge und Omoris Horizontal- 

 pcndel sogar einem solchen von 200 m Lnge. 



Vollstndig erhlt man die horizontale 

 Bodenbewegung nur dann, wenn man sie 

 in zwei zu einander senkrecht stehenden 



