1054 



Feuchtigkeit 



des Auf- und Absteigens brig bleibt. Die 

 Fhnluft zeichnet sich durch gesteigerte 

 elektrische Leitfhigkeit, namentlich fr posi- 

 tive Elektrizitt, aus. Man hat den Fhn 

 nicht nur im Alpengebiet beobachtet, sondern 

 auch in den Vogesen, im Riesengebirge, 

 Thringer Wald und in zahlreichen anderen 



Nicht immer 



gelangt 



die Fhn- 



Gegenden. 



luft bis in die Tler hinab, sondern fliet 

 bei entsprechender Gebirgsform in der Hhe 

 darber hin. Auch in diesem Fall beobachtet 

 merkwrdigerweise gewisse physiolo- 



man 



keit, Unbehagen, 

 steigerte 



gische Erscheinungen, die fr den Fhn 

 charakteristisch sind: Kopfschmerzen, Mattig- 

 bei Lungenleidenden ge- 

 Neigung zur Lungenblutung u. a. 

 Ohne Vorhandensein eines Gebirges kann 

 gleichfalls Fhn auftreten, wenn die ge- 

 schilderte Vertikalbewegung sich als Folge 

 der Luftdruckverteilung ausbildet. In sol- 

 chem Fall spricht man von antizyklonalem 

 Fhn im Gegensatz zum Bergfhn. 



7. Hygrometer und Psychrometer. Zur 

 Messung der Luftfeuchtigkeit dienen Apparate, 

 die man als Hygrometer oder Psychro- 

 meter bezeichnet. Eine viel benutzte Art 

 bilden die Kondensationshygrometer, 

 bei denen eine blanke Flche abgekhlt 

 wird, bis sie beschlgt. Die Temperatur, 

 bei welcher dies geschieht, ist der Taupunkt 



umgebenden Luft, und dessen Kenntnis 



Verbindung mit der 



der 



in 



Lufttemperatur 

 lt die abso- 

 lute und rela- 

 tive Feuchtig- 

 keit finden. 

 Ein Beispiel fr 

 diese Apparate 

 ist das in Figur 2 

 allgebildete 

 Danielische 

 Hygrometer. 

 Die mit Mus- 

 selin umhllte 

 Glaskugel wird 

 durchBetropfen 

 mit Aether ab- 

 gekhlt, so da 



der Dampf- 

 druck des innen 



befindlichen 

 Aethers sinkt 

 und von dem 

 in der anderen Kugel befindlichen Aether 

 ein Teil verdampft. Durch die entstehende 

 Verdunstungsklte beschlgt die Auenflche 

 dieser zweiten Kugel, auf der zwecks genauer 

 Wahrnehmung des entsprechenden Beschlags 

 eine ringfrmige Goldzone" mit metallisch 

 glnzendem Ueberzug angebracht ist. Das 

 hierbei abgelesene innere Thermometer gibt 

 den Taupunkt, das uere die Lufttempe- 

 ratur an. 



Fig. 2. Danielisches 

 Hygrometer. 



Andere Apparate beruhen auf der Eigen- 

 schaft vieler organischer Krper, mit wech- 

 selnder relativer Feuchtigkeit ihre Gestalt 

 zu ndern. Als Beispiel hierfr diene das 

 Haarhygrometer (Fig. 3), in dem ein 



Fig. 3. Haarhygrometer. 



entfettetes Menschenhaar mit seinem oberen 

 Ende befestigt, unten um die Achse des 

 Zeigers gelegt und am untersten Ende durch 

 ein kleines Gewicht belastet ist. Bei wach- 

 sender relativer Feuchtigkeit verlngert sich 

 das Haar und bewirkt dadurch entsprechende 

 Einstellung des Zeigers an der Skala. Das 

 Instrument arbeitet nur mit miger Ge- 

 nauigkeit, doch kann man es, wenigstens 

 fr hohe Feuchtigkeitsprozente, prfen und 

 nach Bedarf berichtigen, indem ein 

 Musselin berspannter Rahmen na in 

 geschlossene Gehuse des Apparates 

 bracht wird. Dann ist die innen befindliche 

 Luft alsbald mit Dampf gesttigt, und der 

 Zeiger mu auf 100% stehen oder in seiner 

 Stellung berichtigt werden. 



Genauer, als diese Apparate, erweist 

 sich das August sehe Psychrometer (Fig. 4). 

 Es besteht aus einem trockenen" Thermo- 

 meter zur Ermittelung der Lufttemperatur 

 und einem feuchten", dessen Gef einen 

 dauernd feucht gehaltenen Ueberzug von 

 Musselin trgt. Infolge der Verdunstungs- 

 klte steht das feuchte Thermometer tiefer, 

 als das trockene, und zwar um so mehr, 

 je weiter die Luft vom Sttigungszustande 

 entfernt ist und je mehr Dampf sie also 



mit 

 das 

 fre- 



