Rollett, Kontraktion und Doppelbrechung der quergestreiften Muskelfasern. 21 



aber doppelbrechend, so werden sieb zwei Stellungen finden hissen, 

 in welcben es am hellsten in der durch den Interferenzstreifen aus- 

 gelschten Farbe leuchtet. Und zwar wird es in der einen dieser 

 Stellungen als Verdickung', in der anderen als Verdnnung- der Gyps- 

 platte wirken mssen. Verf. bezeichnet die eine Stellung als die Ad- 

 ditionslage, die andere als die Subtraktionsinge Welche dieser beiden 

 Lagen vorhanden ist, kann man jederzeit durch Verschieben des Spek- 

 trums unter dem Objekt entscheiden. In der Additionslage erscheint 

 das Objekt dunkel an einer bestimmten gegen das rote, in der Sub- 

 traktionslage an einer gegen das blaue Ende des Spektrums hin ge- 

 legenen Stelle. Durch Messung der hierzu ntigen Verschiebung kann 

 man also nicht nur die Lage, sondern auch die relative Gre der 

 Elastizittsaxen eines doppelt brechenden Objektes bestimmen. Wenn 

 der Charakter der Doppelbrechung und die Dicke der Substanz zweier 

 Objekte gleich ist, so kann man auf diese Weise den Grad der 

 Doppelbrechung der beiden vergleichen. Darin beruht die Ueber- 

 legenheit des Spektropolarisators ber das gewhnliche Polarisations- 

 mikroskop, dass man diese Verschiebung des Objektes gegen das 

 Spektrum messen kann, whrend man bei letzterem auf die Beurtei- 

 lung von Farbennderungen mit dem bloen Auge angewiesen ist. 

 Dagegen hat der Spektropolarisator den groen Fehler, dass er starke 

 Vergrerungen ausschliet. Die strkste Vergrerung, mit welcher 

 Verf. arbeitete war Zei Obj. E, Okular 2. 



Deshalb benutzte Verf. auch das Polarisationsmikroskop, an dem 

 er einige kleine Aenderungen vornahm, welche die Untersuchungen 

 sehr erleichtern und die er zu allgemeiner Einfhrung vorschlgt: 

 Den Polarisator setzte er aus zwei, einem oberen feststehenden und 

 einem unteren drehbaren Nicol'sehen Prisma zusammen: Durch Dreh- 

 ung des unteren lsst sich die Lichtstrke auf das vollkommenste 

 regulieren. Den Analysator befestigte er an besonderem Stativ, so 

 dass er durch eine Drehung zu entfernen und zurckzufhren war: 

 dadurch wird es mglich ein Objekt in raschem Wechsel im polari- 

 sierten und im gewhnlichen Licht zu untersuchen. Endlich ver- 

 wendete Verf. nur Stative, an welchen Tubus und Objekttisch um 

 die optische Axe drehbar waren: dadurch konnte er das Objekt in 

 verschiedenen Azimuthen einstellen, ohne die Zentrierung zu ndern. 



Zuerst wenden wir uns nun zu den Beobachtungen, welche sich 

 an erschlafften Muskelfasern in Alkohol ertrnkter Tiere mit dem 

 Spektropolarisator machen lassen, da hier die Untersuchung noch am 

 leichtesten ist. Man muss solche Fasern isolieren und gerade aus- 

 gestreckte aufsuchen, welche man dann parallel dem Spalt ber dem 

 Interferenzstreifen des, wie oben beschrieben, aufgestellten Apparates 

 orientiert. Sie liegen dann in Additionslage. Die Subtraktionslage 

 kann man durch Drehung der Gypsplatte herstellen, da eine Drehung 

 der Fasern, so dass sie quer zum Spalt liegen, natrlicher Weise 



