L28 Lendl, Neue Konstruktion des Mikroskops. 



Das Prinzip der Konstruktion der bisher gebrauchten Mikroskope 

 ist, in kurze Worte gefasst, das folgende : Das vom Objektiv erzeugte 

 Bild wird durch die Kollektivlinse gesammelt und sodann durch die 

 nochmals vergrernde Okularlinse betrachtet. Wenn wir mit Hilfe 

 eines Immersionssystemes irgend ein Objekt untersuchen und im Bilde 

 ein Detail wahrnehmen knnen, welches wir jedoch, um es z.B. seiner 

 Gestalt und Gre nach gehrig beurteilen zu knnen, noch mehr 

 vergrert sehen wollen, da die eben bentzte Vergrerung noch 

 nicht gengt: so setzen wir ein strkeres Okular statt des schwcheren 

 ein. Aber weit kommen wir auf diese Weise nicht, denn die Benutzung 

 starker Okulare bringt nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile mit 

 sich und dann mssen wir uns damit begngen, das fragliche Detail 

 eben nur bemerkt zu haben, ohne es nher untersuchen und sicher 

 beurteilen zu knnen. In solchen Fllen kann man sich nun leicht 

 durch eine von mir erdachte Vernderung des Mikroskopes helfen. 

 Diese besteht im Folgenden: Man schaltet die Okularlinse 

 des Mikroskopes gnzlich aus und setzt an ihre Stelle 

 ein zweites, geringe vergrerndes ganzes Mikroskop. 

 D. h. man betrachtet das durch die Kollektivlinse gesammelte Bild 

 nicht mehr durch eine vergrernde Okularlinse, sondern durch ein 

 zweites Mikroskop. 



Es kommen also zwei Mikroskope bereinander; vom untern fehlt 

 die Okularlinse Mit Hilfe der mechanischen Vorrichtung stelle man 

 das obere Mikroskop auf das Bild der Kollektivlinse ein: blickt 

 man nun in dieses doppelte Mikroskop, so erkennt man das vordem zu 

 kleine Detail wieder, jetzt aber schon so weit vergrert, dass man 

 seine Gestalt und Gre ganz leicht erkennen und beurteilen kann. 

 Dabei ist weder das Abbildungsvermgeu, noch die reine Definition 

 nachteilig beeinflusst worden, auch das Sehfeld hat sich nicht so 

 verdunkelt als bei starker Okularvergrerung. Man arbeitet mit 

 demselben Mikroskop, mit demselben Immersioussysteme; nur darin 

 ist der Unterschied, dass man statt einer Linse nun ein ganzes 

 Mikroskop zu Hilfe nahm. 



Da die Mikroskope im allgemeinen schon an und fr sich auch 

 mit schwachen Objektiven und Okularen versehen sind, kann man 

 gleich diese zur Armierung des obern Mikroskopes verwenden, und 

 so ist eigentlich nur eine geringe Vernderung des mechanischen 

 Teiles am Mikroskop durchzufhren. Nur ein Hilfsapparat kommt 

 noch hinzu, welcher das obere Mikroskop in sich fasst. 



Einsendungen fr das Biol. Centralblatt bittet mau an die Redak- 

 tion, Erlangen, physiol. Institut, Bestellungen sowie alle 

 auf die Expedition oder auf Inserate bezglichen Mitteilungen 

 an die Verlag 'shandlung von Eduard Besold, Leipzig, 

 SalomonStr. 16, zu richten. 



Verlag von Eduard Besold in Leipzig. Druck der kgl. bayer. Hof- und 

 Univ.-Buchdruckerei von Fr. Junge (Firma: Junge & Sohn) in Erlangen. 



