42 



Radioaktivitiit 



vor oder nach der eigentlichen Beobachtung drantenelektrometers istvonDolezalek 

 gemessen wird. Der natiirliche Ladungs- angegeben (Fig. 6). Eine spindelformige, 

 verlust ruhrt in Ausnahmefallen daher, da8 aus versilbertem Papier gefertigte Nadel N 

 die Bernsteinstucke B und C mangelhaft iso- ' ist an einem dtinnen Metallfaden (Wollaston- 

 lieren,inder Kegel wird er durch eine schwache j 

 Aktivitat des Gehauses oder die von auBen 

 kommende durchdringende Strahlung des 

 Erdbodens und der Luft verursacht. Die 

 Kapazitat des Goldblattsys terns betragt etwa 

 eine elektrostatische Einheit. Das Elektro- 

 skop gestattet noch Strome von 10 15 bis 

 10 16 Ampere genau zu messen. 



Eine Modifikation des eben beschriebenen 

 Apparates, bei welcher die lonisations- 

 kammer von dem eigentliehen Elektroskop- 

 gefaB getrennt ist, stellt das von H. W. 

 Schmidt konstruierte Elektroskop dar 

 (Fig. 4). Die obere Oeffnung der lonisations- 

 kammer kann entweder durch Metallfolien 

 bezw. -platten verschlossen werden, oder, 

 wie in der Figur gezeichnet, durch einen mit 

 2 Hahnen versehenen Deckel, der die Ein- 

 fuhrung radioaktiver Gase in die lonisations- 

 kammer erlaubt. 



Aus der groBen Zahl anderer Elektroskop- 

 konstruktionen sei hier noch das Faden- 

 elektroskop von Wulf erwahnt, welches wegen 

 seiner hohen Empfindlichkeit und viel- 

 seitigen Anwendbarkeit neuerdings vielfach 

 gebraucht wird. Das Elektroskop besteht 

 aus zwei feinen, mit einem Metalliiberzug 

 versehenen Quarzfaden F (Fig. 5). Diese 

 sind an ihrem oberen Ende an dem durch 

 Bernstein B isolierten Trager befestigt, 

 durch den sie auch mittels L geladen werden. 

 An ihrem unteren Ende werden sie durch 



Fig. 5. 



I ' 



Fig. 4. 



die elastische Quarzfeder Q gehalten. Beim 

 Laden stoBen die beiden Faden sich ab; 

 ihr Abstand in der Fadenmitte kann durch 

 ein Mikroskop mit Okularmikrometer abge- 

 lesen werden. 



Eine bei radioaktiven Untersuchungen 

 haufig gebrauchte Konstruktion des Qua- 



draht oder Phosphorbronzeband) in 

 metrischer Lage zwischen den vier durch 

 Bernstein isolierten Quadranten Q aufge- 

 hangt. Die Nadel wird auf konstantem 

 Potential gehalten, indem sie z. B. mit 

 dem positiven Pole einer Batterie von etwa 

 100 Volt verbunden wird, deren anderer 

 Pol mit der Erde verbunden ist. Sind alle 

 Quadranten geerdet, so erfolgt bei der 

 Ladung der Nadel kein Ausschlag. Er- 

 teilt man dem Quadrantenpaare 1 (Fig. 7) 

 eine negative Ladung, so wird die Nadel in 

 das Quadrantenpaar 1 hineingezogen. Die 

 Drehung der Nadel, die ein MaB fur das 

 dem Quadrantenpaare 1 erteilte Potential 

 liefert, kann mit Hilfe des Spiegels A (Fig. 6) 

 mit Fernrohr und Skala abgelesen werden. 

 Die Empfindlichkeit laBt sich durch die 

 Verwendung eines hinreichend diinnen Auf- 

 hangefadens auf etwa 10 m pro Volt stei- 

 gern. Die Kapazitat des Instrumentes be- 

 tragt etwa 50 elektrostatische Einheiten 

 und bleibt bei der Drehung der Nadel nahezu 

 konstant. Die Drehgeschwindigkeit der 

 Nadel ist daher ein MaB fiir die Geschwin- 

 digkeit, mit der das Potential des Qua- 

 drantenpaares 1 zunimmt, und also auch 

 ein MaB fiir den Strom, welcher dem 

 Quadrantenpaare 1 zuflieBt. Das Qua- 

 drantenelektrometer laBt sich daher zur 

 Messung nicht nur von Potentialen, sondern 

 auch von Stromstarken benutzen, und 



