Radioaktivitat 



43 



hierfiir wird es bei radioaktiven Arbeiten 

 fast ausschlieBlich verwandt. 



Eine haufig gebrauchte 

 Anordnung zur Ausfiihrtmg 

 radioaktiver Messungen 

 mit Hilfe des Quadranten- 

 elektrometers 1st in Figur 7 

 .wiedergegeben. Das zu 

 untersuchende radioaktive 

 Praparat wird auf die mit 

 der Batterie verbundene 

 untere Elektrode A der 

 lonisationskammer gelegt. 

 Die obere Elektrode B 

 steht mit dem Qua- 

 drantenpaare 1 des Elek- 

 trometers in Verbindung, 

 das Quadrantenpaar 2 ist 

 geerdet. Vor Beginn der 

 Messimgleitet der Schliissel 

 S auch das Quadranten- 

 paar 1 und seine Ver- 

 bindungen zur Erde ab. 

 Eine bequeme Form des 

 Schllissels ist von G. 

 Rumelin (Phys. Zeitschr. 

 1911) beschrieben worden. 

 Wird die Erdung bei |S 

 unterbrochen , so steigt 

 das Potential der Platte 

 B und des Quadranten- 

 paares 1, und die]Nadel 

 beginnt sich zu drehen. 

 Die Anzahl der in ( der 

 Sekunde das Fadenkreuz 

 des Fernrohres passieren- 

 den Skalenteile bildet ein 

 MaB fiir die Starke des 

 lonisationsstromes, der von der Elektrode 

 A zu der Elektrode B flieBt. 



Wahrend bei denbisherbesprochenenVer- 

 wendungsarten von Elektroskop und Elektro- 

 meter die Aktivitat aus der Winkelgeschwin- 

 digkeit bewegter Systeme bestimnit wird, 

 erlaubt die von 

 BronsonaufAn- 

 regung Ruther- 

 fords ausgear- 

 beiteteMethode 

 der stetigen 

 Ablenkung mit 

 dem Elektro- 

 meter Strom- 

 starken wie mit 

 dem Galvano- 

 meter direkt ab- 

 zulesen. Hierzu 



wird das Quadrantenpaar 1 durch einen, dem ( 

 Ohmschen Gesetze gehorchenden Widerstand 

 von etwa 10- 11 Ohm zur Erde abgeleitet. Wird 

 die Erdung des Quadrantenpaares 1 unter- 

 brochen, so steigt sein Potential so lange 

 an, bis die durch den Widerstand zur 



Erde flieBende Elektrizitatsmenge gleich der 

 durch den lonisationsstromnachgeliefertenist. 



Fig. 6. 



Die Ablenkung der Nadel ist proportional 

 dem lonisationsstrome und unabhangig von 

 der Kapazitat des Quadrantenpaares und 

 seiner Verbindungen. Einen Widerstand 

 von den gesuchten Eigenschaften stellt ein 

 ,,Luftwiderstand" dar, ein Kondensator, 



Erde 



Erde 



Fig. 7. 



dessen eine Elektrode mit einer Schicht 

 stark aktiver Materie bedeckt ist. 



Als Nullinstrument dient das Quadranten- 

 elektrometer bei einem von J. und P. Curie 

 angegebenen Verfahren, welches die bei der 

 Belastung eines piezoelektrischen Quarzes 



