Schlierenmethode 



927 



Prazision treiben, wenn man anstelle des 

 Auges zunachst ein auf die Ebene x y cin- 

 gestelltes Fernrohr (fitr geringere Anspriiche 

 geniigt ein Opernglas) aufstellt und durch 

 dieses subjektiv beobachtet. 



Der fiir SchHerenbeobachtung nut/ban- 

 Raum ist bei der in Figur 1 angegebenen An- 

 ordnung durch die Ausdehnung der Linsen L 

 begrenzt. GroBe achromatische Linsensy- 

 steme sind sehr kostspielig. Man kann ilire 

 Anwendung umgehen, indem man statt L 

 einen Hohlspiegel verwendet. Das abzu- 

 blendende Bild des Lichtpunktes a oder 

 seines Ersatzes liegt dann auf der gleichen 

 Seite wie a. Sollen die Lichtstrahlen den 

 Schlierenraum x j auf dem Wege von a iiber 

 den Spiegel zum Blendenorte b jetzt nic-ht 

 doppelt durchlaufen, was zu unklaren, un- 

 brauchbaren Bildern fiihrt, so muB a seitlich 

 von der Spiegelachse aufgestellt werden. Der 

 zu untersuchende Raum x y ist dann an eine 

 Stelle zu legen, \vo Hin- uiid Ruckstrahlung 

 sich nicht durchkreuzt. Die Aufnahine der 

 Schlieren um fliegende Geschosse herum wie 

 z. B. in Figur 6 erfolgt in dieser Weise. 



Im einzelnen wird man sich mit der 

 Dimensionierung und speziellen Ausfuhrung 

 den jeweiligen Umstanden und Zwecken 

 anzupassen haben. Hervorgehoben sei 

 allgemein, daB das wesentliche der To e pier - 

 schen Schlierenmethode, die durch An- 

 wendung einer Blende an richtiger Stelle 



- durch die ,,empfindliche Einstellung" 

 ermoglichte getreue Abbildung von Schlie- 

 ren ist. 



4. Empfindlichkeit der Methode. Es 

 ist leicht ersichtlich, daB unter sonst gleichen 

 Verhaltnissen die Empfindlichkeit der Me- 

 thode, d. h. der reziproke Wert des relativen 

 Unterschiedes des Brechungsexponenten einer 

 Schliere gegeniiber dem der Grundmasse, wel- 

 cher notig ist, um die Schliere soeben noch 

 sichtbar werden zu lassen, um so groBer ist, je 

 groBer der Abstand der Schlierenebene x y 

 von der richtig eingestellten Blende ch ist. 

 Welche Umstande sonst noch von EinfluB 

 auf die Empfindlichkeit sind oder seinkonnen, 

 ist in den Arbeiten Toeplers nachzulesen. 



In quantitativer Hinsicht genuge zur 

 Charakterisierung der hohen Empfindlich- 

 keit die Angabe Toeplers, daB bei guter 

 Justierung eine Schliere noch mit Leichtigkeit 

 sichtbar zu machen ist, deren Brechungs- 

 exponent von dem der Grundmasse nur um 

 ein Millionstel abweicht. 



5. SchHerenbeobachtung beim Mi- 

 kroskop. Auch auf Beobachtungen mit 

 dem Miskroskop laBt sich die Schlierenme- 

 thode anwenden. In Figur 4 sei eine Original- 

 f igur aus der hier grundlegenden Arbeit Toep- 

 lers vom Jahre 1866 abgedruckt. Es be- 

 deutet: cf die Objektivlinse des Mikroskopes; 

 C das Kollektiv-, das Okularglas eines 



Campanischen Okularsysterns; A A den Be- 

 leuchtungsspiegel ; BB eine Blende mit der 

 klcinen Oeffnung cd. Diese Blende ent- 

 spricht der Blende S der Fig. 3. Es hat 

 dann die letztgenannte Blendenoffnung x\vei 



Fig. 4. 



reelle Bilder d'c' und c"d". In der Bild- 

 ebene HH sei eine Schliere im Gebiete 

 zwischen a und b vorhanden. Ihr Bild 

 liegt zwischen b' und a'. 



Um die Schliere sichtbar zu machen, 



