Schwere 



989 



Der Sternecksche Pendelapparat 

 setzt sich aus zwei Teilen zusammen, den 

 invariable!! Halbsekundenpendeln und dem 

 Stativ mit Thermometer. Hierzu kommt 

 noch ein besonderer Koinzidenzapparat zur 



sunken anstellen, (Inch diirften diese Resul- 

 tate durch den KinfluB naher Inseln noch sehr 

 beeinfluBt worden sein. 



Angesichts der relativ groBen Meeres- 



Fig. 1. Linse G wiegt ca. 1 kg. S Spiegel, 

 A Schneide, C Wandplatte zur Befestigung an 

 Mauerwerk, P obere Deckplatte, auf welche das 

 Pendel aufgesetzt wird. Magazinthermometer 

 von derselben Liinge und Hohenlage wie das 

 Pendel. Nach Messerschmitt. 



exakten Bestimmung der Schwingungsdauer. 



Im iibrigen sind aus der nebenstehenden 

 Fig. 1 alle wesentlichen Bestandteile ohne 

 weiteres ersichtlich. 



AuBer diesem Sterneckschen Pendel- 

 apparat waren noch zu erwahnen der relative 

 Pendelapparat von Def forges und der 

 ahnlich konstruierte Apparat von Men den- 

 hall, doch haben diese bei weitem nicht eine 

 so groBe Verbreitung gefunden wie die Kon- 

 struktion von Sterne ck. 



Alle Pendelapparate verlangen eine mog- 

 lichst feste Aufstellung, bei der besonders 

 darauf Rlicksicht genommen werden mu6, 

 daB das Mitschwingen des Stativs auf ein 

 Minimum herabgedriickt wird. Wir sind 

 daher nicht imstande, auch auf den Ozeanen 

 durch Pendelmessungen die Schwerebeschleu- 

 nigung zu ermitteln. Nur auf dem Polar- 

 eise konnte Scott-Hansen bei der Nansen- 

 schen Polarexpedition 1894/96 einige Mes- 



flachen, welche rund 3 /4 

 bedccken, ist aber die 



der ganzen Erde 

 Mofflichkeit einer 



zuverlassigen Schweremessung auf dem 

 Wasser von gro'Bter Wichtigkeit. Man hat 

 daher auf den verschiedensten Wegen ver- 

 sucht, eine brauchbare Methode auszn- 

 arbeiten, doch ist man bei der Konstruktion 

 soldier Apparate nie iiber das eigentliche 

 Versuchsstadium hinausgelangt. Erst neuer- 

 dings (1899) hat Mohn eine Methode an- 

 gegeben, welche hefriedigende Resultate 

 ermoglicht. Diese Methode beruht darauf, 

 gleichzeitig ein Quecksilberbarometer und 

 ein Siedethermometer (Hypsometer) abzu- 

 lesen. Letzteres gestattet, aus dem Siede- 

 punkt des Wassers den Luftdruck clirekt 

 anzugeben, hierzu liegen genaue Tafeln vor. 

 Andererseits ist die Einstellung der Queck- 

 silbersaule im Barometer auBer vom Luft- 

 druck und von der Temperatur auch von der 

 jeweiligen GroBe der Schwerkraft abhanuii:. 

 Um daher ein richtiges MaB des Luftdruckes 

 zu erhalten, muB eine jede Ablesung an dem 

 Quecksilberbarometer auf C und auf 

 einen Normalwert der Schwere reduziert 

 werden, und zwar nimmt man als Normal- 

 schwere denjenigeu Wert der Erdbeschleuni- 

 gung, wie er unter 45 im Meeresniveau 

 giiltig ist. Hieraus ist nun ohne weiteres 

 ersichtlich, daB wir durch die gleichzeitige 

 Luftdruckbestimmung mittels Quecksilber- 

 barometers und Hypsometers in der je- 

 weiligen Differenz der beiden MeBresultate 

 direkt ein MaB dafiir erhalten, inwieweit 

 die an dem Beobachtungsorte vorhandene 

 Schwerebeschleunigung von deren obigem 

 Normalwerte abweicht. 



Bei der praktischen Ausfiihrung clieser Me- 

 thode sind allerdings noch eine Reihe von 

 Spezialkonstruktionen notwendig geworden, wel- 

 che auch bei bewegtem Seegang jederzeit ein 

 exaktes Ablesen des Barometers gestatten. 

 Ferner kommt es vor allem anch darauf an, 

 mittels des Hypsometers dieselbe Genauigkeit 

 in der Bestimmnng des Luftdruckes zu er- 

 reichen, wie sie mit einem empfindlichen Queck- 

 silberbarometer erhalten wird. Mit letzterem 

 ist es heute moglich, den Luftdruck bis auf 

 0,01 mm zu bestimmen. Um diesen Genauigkeits- 

 grad auch mit dem Hypsometer zu bekommen, 

 muB der Siedepunkt des Wassers bis auf 

 ca - Viooo C genau ermittelt werden konnen, 

 was allerdings bei den modernsten Siedethermo- 

 metern keine Schwierigkeiten mehr bietet. Eine 

 solche Messung, bei welcher sich der Luftdruck 

 sowohl mit Quecksilberbarometer wie auch mit 

 Hypsometer bis auf 0,01 mm ermitteln lafit, 

 gestattet dann, wie die Redlining zeigt, die 

 relativen Aenderungen der Schwerebeschleuni- 

 gung bis auf 0,129 ram anzugeben. 



Die Methode Mohns ist somit sehr ge- 



