1000 



Schwere 



Anziehung ausiibte. Der groBe, wesentliche 

 Nachteil dieser Anordnung lag in dem 

 storenden EinfluB vertikaler Luftstrome, 

 wie sie durch Temperaturdifferenzen ver- 

 ursacht wurden. 



Um diese Fehlerquelle zu beseitigen, ver- 

 wendete Poynting (1890, A -5,493) eine 

 gewohnliche Wage, an dessen beiden Enden 

 zwei Kugeln von je 21,57 kg Masse aufgehangt 

 waren. Eine Kugel von 153,41 kg Masse wurde 

 dann mittels Drehtisches abweehselnd unter 

 die eine und unter die andere kleine Kugel 

 des Wagebalkens gebracht. Die hierdurch 

 bewirkte Aenderung in der Ausbalanzierung 

 des Balkens erfolgte durch eine weiter ent- 

 fernte Kugel, cleren Wirkung naturlich 

 beriicksichtigt werden muBte. Bei diesem 

 Verfahreu ergab sich der groBe Vorteil, daB 



6 



O 



o 



Fig. 7. Doppel- 



pendel von Wil- 



sing. Nach Sieg- 



mund Giinther. 



Fig. 8. Doppelwage mit 



Bleiklotz von Richarz 



und Krieur-Menzel. 



zwischen den einzelnen Messungen keine 

 Arretierung der Wage notig war. Die Ab- 

 lenkung des Balkens wurde durch Eeflexion 

 eines Lichtstrahles an einem bifilar auf- 

 gehangten Spiegel vergroBert, indem der 

 eine Faden fest, der andere dagegen mit dem 

 Wagebalken selbst verbunden war. 



SchlieBlich ist noch iiber eine neue Ver- 

 suchsanordnung von Richarz und Krigar- 

 Menzel (1896, A --= 5,507) zu berichten, 

 an dessen Vorarbeiten auch A. Konig be- 

 teiligt war. Bei derselben wurde wieder 

 eine Doppelwage benutzt, deren vertikaler 

 Schalenabstand 226 cm betrug. Als gravi- 

 tierender Korper diente ein rechtwinkliger, 

 aus lauter gleichen Barren (10 X 10 

 X 30 cm) zusammengefugter Bleiklotz von 

 200 cm Hohe und 211 cm horizontaler 

 Kantenlange, also etwas iiber 100000 kg 

 Masse. Derselbe wurde in dem Eaume 

 zwischen den oberen und den unteren Wag- 



schalen aufgebaut, wobei die vertikalen 

 Verbindungsstangen der Schalen in engen, 

 rohrenformigen Aussparungen mitten durch 

 den ganzen Bleiklotz hindurchgingen. Bei 

 dieser Anordnung befanden sich also, wie 

 auch aus Figur 8 ersichtlich ist, die beiden 

 oberen Wagschalen nahe iiber und die beiden 

 unteren nahe unter dem Bleiklotz. 



Das Prinzip der Messungen, in idealer 

 Ausfiihrung, war nun folgendes. Die ersten 

 Messungen erfolgten ohne den Bleiklotz: 

 eine Kupferkugel von rund 1 kg Masse wurde 

 einmal in der Wagschale links oben durch 

 Gewichte in der Schale rechts imten gewogen, 

 und ein zweites Mai in der Schale links imten 

 durch Gewichte in der Schale rechts oben. 

 Die Differenz dieser beiden Wagungen ergab 

 die doppelte Abnahme der Schwere mit der 

 Hohe (vgl. Abschnitt 7) entsprechend dem 

 vertikalen Schalenabstand von 226 cm. 



Nunmehr wurde zu den eigentlichen 

 Gravitationsmessungen der Bleiklotz in der 

 oben angegebenen Form aufgebaut. Durch 

 die Anwesenheit dieser groBen anziehenden 

 Masse erscheint die Schwere am Orte der 

 oberen Wagschalen urn- die Attraktion des 

 Bleies vermehrt, am Orte der unteren Wag- 

 schalen urn dieselbe vermindert. Die Ab- 

 nahme der Schwerebeschleunigung von imten 

 nach oben erscheint daher um die doppelte 

 Attraktion vermindert. Zwei ideale Wa- 

 gungen mit denselben beiden Stellungen 

 der Kilogrammkugel wie oben ergaben daher 

 jetzt statt der doppelten Abnahme des Ge- 

 wichtes mit der Hohe ein um die vierf ache 

 Attraktion des Bleiklotzes vermindertes 

 Resultat. Aus der Vereinigung der Resul- 

 tate ohne und mit Bleiklotz ergab sich also 

 die reine, vierfache Attraktion des letzteren. 



Diese Methode besitzt gegeniiber der- 

 jenigen Poyntings den Vorteil, daB eine 

 ganz bedeutend groBere gravitierende Masse 

 benutzt werden konnte, zudem erscheint 

 die Gravitationswirkung durch die sinnreiche 

 Anordnung noch vervierfacht, so daB hier- 

 durch der geringe Nachteil der Arretierung 

 der Wage, wie er in jeder Versuchsreihe 

 bei der Umlegung der Massen notig wurde,' 

 ganz auBer Betracht fallt. Ferner konnten, 

 gegenuber Jollys Apparat, die Manipu- 

 lationen und Wagungen unter moglichstem 

 AusschluB aller Luftzug- und Temperatur- 

 einfltisse ausgefiihrt werden, indem bei der 



Sraktischen Ausfiihrung der oben skizzierten 

 lethode alle nur denkbaren VorsichtsmaB- 

 i regeln getroffen wurden ; zudem sind nachher 

 i alle notigen Korrektionen in weitestem MaBe 

 in Riicksicht gezogen worden. 



15. Ergebnisse der Gravitationsmes- 

 sungen. Masse der Erde. Vergleicht man 

 die Result ate der verschiedenen Bestim- 

 mungen von A, so sieht man, daB dieselben 

 zum Teil betrachtlich differieren. Nun ist 



