460 



Kiehtungen (Fundamentale Richtungen) 



kreuz angebracht 1st, wird mit einem ring- 

 [ormigen, in Quecksilber scrnvimmenden 

 Trager so verbunden, daB das Fadenkreuz 

 lotrecht iiber dem ihm zugewandten Haupt- 

 punkt des Kollimatorobjektivs steht. Bringt 

 man dieses Instrument iiber das Objektiv 

 des Fernrohrs, so erscheiiit in diesem das 

 Kollimatorfadenkreuz iin Zenit; steht die 

 optische Achse des Kollimators nicht genau 

 vertikal, so dreht man ihn um 180" nnd 

 stellt das Fernrohr auf die Mitte zwischen 

 den beiden Kollimatorbildern ein. 



40) Horizontierung einer Ebene. 

 Das bequemste Mittel hierzu ist die Dosen- 

 libelle. GroBere Genauigkeit bietet eine 

 Rohrenlibelle mit groBem Krummungsradius, 

 die justierbar mit einer ebenen FuBplatte 

 oder besser mit drei FiiBen (zwei feste an 

 einem Ende, eine FuBschraube am anderen) 

 verbunden ist. Die Handhabung ist ganz 

 analog der unter 4 a erlauterten, mit dem 

 einzigen Unterschiede, daB man das Niveau 

 auf der Ebene umsetzt, statt die Vertikal- 

 achse zu drehen. Das Niveau justiert man 

 zweckmaBigerweise so, daB seine Blase 

 beim Aufsetzen auf eine horizontale Unter- 

 lage moglichst genau in der Mitte der Skala 

 einspielt; dann braucht man es nur, wenn die 

 iiuBerste erreichbare Genauigkeit gefordert 

 wird, um 180 zu drehen, um den efwa noch 

 vorhandenen Nullpunktsfehler (die einer 

 genau horizontalen Unterlage entsprechende 

 Blaseneinstellung) zu berucksichtigen; ist 

 dieser klein genug, so genitgt es, das Aufsatz- 

 niveau nur in zwei zueinander senkrechten 

 Lagen zum Einspielen zu bringen. 



4d)Horizontierung eines Zylinders. 

 Soil ein Zylinder oder eine an beiden Enden 

 mit zylindrischen Zapfen versehene Instru- 

 mentenachse, die in V-formigen Lagern 

 ruht, nivelliert (horizontal gerichtet) werden, 

 so benutzt man ein Niveau, das sich mit zwei 

 ebenfalls V-formig ausgeschnittenen FiiBen 

 auf die Zapfen stellen (Fig. 3) oder hangen 

 (Fig. 4) lilBt. Audi in diesem Falle korrigiert 



1 



justierbar im Niveautrager gelagert. Man 

 priift die Parallelitat, indem man den auf 

 die Achse gesetzten Niveautrager ein wenig 

 um die Achse dreht, so daB die NiveaufiiBe 

 etwas gegen die Vertikale geneigt stehen, 

 und beobachtet, ob die Blaseneinstellung 

 dabei unverandert bleibt; das ist nur bei 

 Parallelitat der Fall; bewegt sich aber die 

 Blase z. B. nach rechts, wenn der Beobachter 



Fig. 3. Aufsatzniveau. 



man den Nullpunkt des Niveaus durch 

 Heben oder Senken des einen Endes der 

 Niveaurohre innerhalb der Fassung; auBer- 

 dem muB die Niveaurohre aber noch genau 

 parallel der zu nivellierenden Achse liegen 

 und wird zu diesem Zwecke auch horizontal 



Fig. 4. Hangeniveau. 



das Niveau zu sich heranzieht, so zeigt das, 

 daB das rechte Ende des Niveaus jetzt 

 relativ zum linken holier liegt als vorher, 

 daB es also innerhalb seiner Fassung, falls 

 es ein Aufsatzniveau ist, an den Beobachter 

 herangezogen, wenn es ein Hiingeniveau ist, 

 von ihm entfernt werden muB, um die 

 Parallelitat herzustellen. Da es nicht moglich 

 ist, diesen Fehler auf die Dauer mit voll- 

 kommener Genauigkeit zu beseitigen, so 

 bringt man, um seine Wirkung moglichst 

 unschadlich zu maehen, senkrecht zum 

 Hauptniveau ein kleines Querniveau (Q in 

 Fig. 3) an, um fiir jede Niveauablesung die 

 FiiBe in dieselbe Lage gegen die Vertikale 

 bringen zu konnen. 



Sind die zylindrischen Zapfen der nivellierten 

 Achse nicht genau gleich dick, so erhalt man 

 durch Umsetzen des Niveaus und Ablesung 

 in beiden Lagen nicht die Neigung der Achse 

 gegen den Horizont, sondern die Neigung der 

 Verbindungslinie jener Punkte, in denen sich 

 die Schenkel der V-formigen Ausschnitte der 

 FiiBe schneiden (vgl. den Artikel ,,Winkel- 

 messung"); hat man also durch Korrigieren 

 an den FuBschrauben des Instruments diese 

 Linie horizontal gestellt, so ist damit noch nicht 

 die Achse horizontal geworden. Legt man jetzt 

 die Achse in ihren Lagern um, nnd nivelliert 

 nochmals, so aufiert sich ein Dickenunterschied 

 der Zapfen darin, daB man jetzt aus den Nivean- 

 ablesungen eine scheinbare Achsenneigung erhalt, 

 die abor doppelt so groB ist wie die wahre, falls 

 die NiveaufiiBe in demselben Winkel (in der 

 Regel 90) ausgeschnitten sind wie die Achsen- 

 lager; man hat also, um die Achse mmmehr 

 horizontal zu stellen, nur die Hiilfte der zuletzt 

 erhaltenen Neignng fortzukorrigieren. 



4e)Horizontierung einer optischen 

 Achse. Versieht man die beiden Enden 

 eines Fernrohrs mit auBen zylindrischen, 

 gleich dicken Zapfen, und justiert das Faden- 

 kreuz so, daB es beim Drehen des Fernrohrs 

 um seine Zapfen auf denselben moglichst 

 fernen Objektpunkt gerichtet bleibt, daB 

 also die optische Achse mit der Rotations- 



