474 



Rontgenstrahlen 



so crgibt sich 



und 



4) 



T E 

 : \V 



C = -- 

 W 



W 



E - 



-T 

 =Je 



Der Strom wird bei der Oeffnung -- also 

 erst fiir die Zeit t=oo, erreicht aber fiir die 



Zeit t -- : TIT, wie man sieht, bereits den 



Wert 0,37 J und ist praktisch in der doppelten 

 Zeit gleich Null. 



Bei den Unterbrechern der Funkeninduk- 

 toren fallt die Kurve wesentlich steiler ab, da 

 sich der durch den Extrastrom zwischen den 

 Kontakten bildende Fnnke den Widerstand 

 des SchlieBungskreises rasch anwachsen und 

 unendlich werden laBt. Es findet in diesem 

 Augenblick eine vollige Oeffnung des Strom- 

 kreises statt. Immerhin ist die Kurve der 

 durch Gleichung 4) gegebenen ahnlich. Unter 

 der Voraussetzung, daB der Unterbrecher 

 ohneZeitverlust sofort nach derUnterbrechung 

 den Strom wieder schlieBt (was z. B. beim 

 Hammerunterbrecher nicht zutrifft), wird 

 die Intensitat des Stromes etwa den in der 

 Figur 6 gezeigten Verlauf nehmen (ausge- 

 zogene Kurve). Aus ihr laBt sich nach Glei- 



Fig. 6. 



chung 3 die Spannungsverlaufskurve des 

 induzierten Wechselstromes finden (ge- 

 strichelte Kurve). Sie ist unsymmetrisch, da 

 der steile Stroraabfall bei der Oeffnung 

 eine bei weitem hb'here Spannung induziert 

 als der flache Anstieg beim StromschluB. 

 In der Rontgenro'hre konnen nur Stromim- 

 pulse einer Eichtung Verwendung linden, 

 was in den meisten Fallen automatisch 

 geschieht, da die Rohren (siehe Abschnitt 8) 

 eine gewisse Ventilwirkung besitzen und nur 

 die Phase hoherer Spannung hindurchlassen. 

 Sind die induzierten Phasen symmetrisch 

 gestaltet, was z. B. der Fall ist, wenn der 

 Transf ormator (Funkeninduktor) mitWechsel- 

 strom statt mit unterbrochenem Gleichstrom 

 betrieben wird, so bedarf es besonderer Vor- 



richtungen, um die eine Phase auszuschalten 

 (siehe Abschnitt 6). 



Da der beim StronischluB vom Primar- 

 strom im Eisenkern hervorgerufene Ma- 

 gnetismus bei der Unterbrechung moglichst 

 rasch verschwinden soil, um einen steilen 

 Stromabfall zu erzielen. so ist der Eisenkern 

 of fen. Geschlossene Eisenkerne (Ringe) finden 

 jedoch im Wechselstrombetriebe Verwen- 

 dung. 



4. Unterbrecher. An einen guten, auto- 

 matischen und fiir den Rontgenbetrieb geeig- 

 neten Unterbrecher stellt man folgende An- 

 forderungen: a) hohe Frequenz, um das 

 flackernde Licht auf dem Leuchtschirm zu 

 vermeiden und die Expositionszeit bei photo- 

 graphischen Aufnahmen abzukiirzen, b) ex- 

 akte Unter bre chung bei moglichsi geringer 

 Funkenbildung, um einen schnellen Strom- 

 abfall zu erzielen und dieinduzierteOeffnungs- 

 spannung so hoch als moglich zu machen. 

 c) Unempfindlichkeit gegen groBe 

 Stromstarken. d) Unempfindlichkeit 

 gegen hohe Betriebspannungen, letz- 

 feres erwtinscht, um den Unterbrecher ohne 

 weiteres im AnschluB an das Netz der Zen- 

 trale (110 bezw. 220 Volt) verwenden zu 

 konnen. 



Von der auBerordentlich groBen Anzahl 

 von Unterbrechern seien nur wenige kurz 

 beschrieben, die zugleich als typische Ver- 

 treter eines bestimmten Prinzips gelten 

 konnen. 



4a) Der Deprez-Unterbrecher. Statt 

 des Hammers ist vor dem Eisenkern des In- 

 duktors ein kleiner Balken aus Weicheisen 

 angeordnet, der um eine Mittelachse schwin- 

 gen kann. Eine Spannfeder driickt die 

 Kontakte zusammen. Die Frequenz ist 

 holier als die des Hammerunterbrechers, 

 die zur Unterbrechung kommenden Strom- 

 starken konnen also groBer sein. Der Deprez- 

 Unterbrecher ist auch heute noch der ge- 

 gebene Unterbrecher fiir kleinere, mit Akku- 

 mulatoren betriebene und fiir transportable 

 Anlagen. 



4b) Quecksilberunterbrecher. 



a) Tauchunterbrecher. In ein mit Queck- 

 silber Q (Fig. 7, I) teilweise gefiilltes GlasgefaB 

 G taucht ein Platinstift S. Um die Funken- 

 bildung bei der Stromoffnung herabzusetzen, 

 geschieht die Unterbrechung ineinemfliissigen 

 Isolator (Petroleum), von dem das Queck- 

 silber bedeckt ist. Der Antrieb des Kontakt- 

 stiftes erfolgt durch die Schwankungen des 

 Hammers oder durch einen besonderen 

 Motor mit Exzenterscheibe. Der Tauch- 

 unterbrecher wird heute kaum noch be- 

 nutzt. 



ft) Turbinenunterbrecher (Boas). In 

 einem EisengefaB E (Fig. 7 II) befindet sich 

 Quecksilber Q, das durch eine kleine, bei 

 a angeordnete Schneckenpumpe in die Dose 



